706 Die Instruments von Riva-Rocci, Gartner, Hallion und Comte. 



iiber die Verwendung des Baschschen Sphygmomanometers 1st in der Disser- 

 tation von Rosen 1 ) zu finden. 



Riva-Rocci 2 ) bat dann den sehr glxicklichen Gedanken gehabt, die 

 Kompression durch einen mit Luft aufzublasenden Gummischlauch vorzu- 

 nebmen, und dies Verfabren ist fast unverandert von alien spateren Konstruk- 

 teuren einfach ubernommen worden. Die Fig. 47 zeigt in C" diese Riva- 

 Rocci-Binde, welcbe statt des Mareyscben Plethysmographengefafies an die 

 T-Kaniile angesetzt wird und in einem bohlen, durcb einen Tuchiiberzug auf 

 der AuBenseite unausdebnbar gemacbten Gummiring, der um den Oberarm 

 gelegt wird, bestebt. Dafi Riva-Rocci den Mareyscben Kompressator durcb 

 ein Geblase, wie es an Parfumzerstaubern iiblicb ist, ersetzt bat, ist eine un- 

 wesentlicbe, vielleicht nicht einmal gliickliche Abanderung. Mittels dieses 

 Geblases kann der hoble Gummiring C" aufgeblasen werden, und der in ibm 

 erzeugte Druck iibertragt sicb einmal auf ein Manometer und zweitens auf 

 den umscblossenen Arm, der in toto zusammengepreCt wird. Sobald der Druck 

 so groC geworden ist, daC der Radialispuls verschwindet, ist nacb dem Prinzip 

 des Apparates der Druck in der Art. l>racMalis bestimmt. 



Vereinfacht ist das Instrument von Gartner 3 ), der zum Kornpressator 

 zuruckkebrt und den ,,pneumatiscben Ring" nur um eiiien Finger legt. Er 

 verwendet nicht den Moment, in dem der Puls verscbwindet, sondern den, 

 in dem er wieder auftritt, als Indikator, was ja an sich dasselbe ware. Da 

 man jedocb am Finger den Puls nicht fiihlen kann, benutzt Gartner die 

 durch das einstromende Blut hervorgerufene Farbenanderung. Zu dem Zwecke 

 wird der Finger zuerst mittels eines beraufgerollten soliden Gummiringes 

 also nach dem Prinzip der Esmarcbschen Metbode anamisch gemacht, 

 dann der pneumatische Ring umgelegt und so weit aufgeblasen, daB sicber 

 die Arterien zusammengedriickt sind. Nacb Entfernung des soliden Gummi- 

 ringes wird der Druck im pneumatiscben Ring allmablicb verringert und der 

 Moment notiert, in dem das Blut hineinstromt und den vorher weiCen Finger 

 plotzlich rot farbt. Der dann berrschende Druck soil dem Arteriendruck 

 entsprechen. 



Martin 4 ) hat den Ring aueh bei dem Gartnerschen Apparat durch eine ver- 

 stellbare Manschette ersetzt, wodurch dasselbe Instrument fur dicke und diinne 

 Finger gebraucht werden kann. v. Recklinghausen 5 ) hat fiir die Methods den 

 Namen erubescitorisch erfunden und auf die unterschiedliche Bedeutung verschie- 

 dener auftretender Farbungen hingewiesen. Ein anderes Kriterium verwenden 

 Hallion und Comte 6 ), die gleichzeitig mit dem den Vorderarm umgebenden 

 Druckring einen Plethysmographen anlegen ; das gemessene Fingervolum nimmt 

 von dem Augenblick, in dem die Venen komprimiert werden und damit der Riickflufi 

 aufhort, bis zu dem Augenblick, in dem auch die Arterien komprimiert sind, 



*) Rosen, Uber die Verwendbarkeit des v. Baschschen Sphygmomanometers 

 zu Blutdruckmessungen an Tieren, Dorpater Dissertation 1831; vgl. auch die Lite- 

 ratur bei Tigerstedt, Lehrbuch, S. 330. -- 2 ) Riva-Rocci, Un nuovo Sphygmo- 

 manometro, Gazeta medic, di Torino, No. 50, referiert in Schmidts Jahrb. 1906, S. 244. 

 3 ) Gartner, Neuer Blutdruckmesser, Wien. med. Wochenschr. 1899, S. 1412. 

 Derselbe, Munch, med. Wochenschr. 1900, S. 1195. - - 4 ) Martin, Munch, med. 

 Wochenschr. 1903. - - 5 ) v. Recklinghausen, tiber Blutdruckmessungen beim Men- 

 sehen, Arch. f. experim. Pathol. 46, 78, 1901; Derselbe, Unblutige Blutdruck- 

 messungen; ebenda 55, 463, 1906. 6 ) Hallion und Comte, Proced6 devaluation 

 de la pression arterielle chez 1'homnie, Interm^d. des biol. et des med. 1899, p. 302. 



