708 Di 6 Methods der entspannten Arterienwand (nach Marey). 



Ahnliche Apparate haben dann welter noch konstruiert : L. Hill und H. Bar- 

 nard'). Eine sehr einfache Modifikation des Riva-Koccischen und Gartner- 

 schen Blutdruckmessers hat Schenck*) angegeben. Brug a ) meint, mit zwei 

 Mans^chetten den Blutdruck besser messen zu konnen als mit einer. 



Als Manometer kann man jedes beliebige Instrument verwenden, fur physio- 

 logische Zwecke diirfte wenn es sich nur um eine Bestimmung des mittleren 

 Druckes und nicht um die Osziilationen handelt - - ein Quecksilbermanometer das 

 passendste sein, wahrend fiir den Arzt auch dann ein Tascheninstrument (am 

 besten das v. Recklinghausensche) vorzuziehen ist. Eventuell kann man aller- 

 dings das zeiiegbare Sahlische Quecksilbermanometer verwenden. Wenn man 

 gleichzeitig Osziilationen beobachten will, ist das v. Recklinghausensche Tono- 

 meter empf ehlenswert ; der Physiologe kann statt dessen Mareysche Kapseln, die 

 er selbst eicht, verwenden. 



22. 

 Die Methods der entspannten Arterienwand. 



Marey 4 ) machte zuerst darauf aufmerksam, daC theoretisch die GefaB- 

 wand bei jeder Pulswelle dann die grofiten Exkursionen ansfiibren mufite, wenn 

 eie moglichst wenig gespannt sei. Xormalerweise wurde die Arterie durch den 

 Innendruck des Blutes in Spannung gehalten ; ware aber nun von auJjen ein ebenso 

 grower Druck ausgeiibt, dann flottieren. wie Marey sich ausdriickt, die Arterien- 

 wande sozusagen frei zwischen dem Innendruck des Blutes und dem kiinstlich 

 erzeugten AuCendruck der Gewebe. Bei der Metbode der entspannten Ar- 

 terienwand driickt man also die Arterie zusarninen und beobacbtet nicbt wie 

 bei der vorigen Methode den peripber davon fiihlbaren Puls, sondern die- 

 jenigen Scbwankungen, welche von den pulsierenden GefaBeu auf das kom- 

 primierende Medium direkt ubertragen werden. Wenn-diese Scbwankungen 

 am grofiten sind, dann berrscbt nacb Marey aucb in der Umgebung des 

 Gefafies der mittlere Blutdruck, und den gilt es zu bestimmen. 



Diese Betracbtung ware fiir elastische Membranen einwandfrei, docb ist 

 die lebende Arterienwand dem iiorrnalen Druck insofern angepaCt, als ihre 

 Dehnbarkeit bei diesem Drucke die grofitrnogliche ist. Wenn nun aucb diese 

 Tatsache den Mareyscben ScbluB nicbt ohne weiteres umstoBt, so ware 

 doch im einzelnen zu prufen, inwieweit dadurcb etwa der Moment der groCten 

 Ausschlage verschoben wird (vgl. S. 712 die v. Recklinghausenschen An- 

 schauungen hieriiber). 



Das Maximum der Osziilationen auf grapbiscbem Wege oder durch Beob- 

 achtung zu bestimmen, ist nicbt scbwer. Der erste, der dies tat, war Marey 5 ). 

 Er schloJj, um die Arterien unter variablem Druck pulsieren zu lassen, zuerst 

 den ganzen Arm und spater nur einen Finger in eine Art von Pletbysmo- 

 grapben ein, in dessen Innereni er den Druck beliebig verandern konnte (vgl. 

 Fig. 47 auf S. 705). Die Grofie der Pulsationen beobacbtete er an einem rnit 

 dem Pletbysmographen verbundenen capillaren Hg-Manonieter. Mosso 6 ) 



l ) L. Hill and H. Barnard, A simple pocket sphygmomanometer for estimating 

 arterial pressure in man, (Physiol. Soc.) Journ. of Physiol. 23, 4 5, 1898. 

 2 ) S. Schenck, Beschreibung einiger Apparate fiir das physiologische Praktikum, 

 Pfliigers Arch. 97, 421, 1903. 3 ) Briig, Apparat zur Messung des Blutdrucks 

 beim Menschen, Berl. klin. Wochenschr. 1907, Nr. 22. - - 4 ) Marey, Pressiou et 

 vitesse du sang, Trav. du labor. Marey 2, 307, 1876, 1. c. - 5 ) Derselbe 1876, 

 1. c. 6 ) Mosso, Sphyginomanometre pour mesurer la pression du sang chez 



1'homme, Arch. ital. de biol. 23, 177, 1895. 



