714 Mareys Federsphygmograph. 



Der einzige, der ohne jeden Druck gearbeitet hat, war Bernstein 1 ), dei\ 

 nach eiuem auf Czermak zuriickzufuhrenden Prinzip, einen kleinen Spiegel 

 iiber die Arterie legte und die Bewegungen eines von diesem Spiegel reflek- 

 tierten Lichtstrahles photographisch registrierte. Die auf diese Weise her- 

 gestellten Kurven unterscheiden sich also prinzipiell von den auf andere- 

 Weise gewonnenen, weil sie ohne jeden Druck geschrieben sind. Alle iibrigen 

 Sphygmographen aber arbeiten ,,mit Druck", die alteren Apparate: Heris- 

 sons ,,R6hrensphygmometer", Chelius ,,Pulsmes8er", Alisons ,,Sphyg- 

 moskop", Vierordts .,Sphygmograph", Naumanns jjHamodynamometer^ 

 und andere besitzen nur noch historisches Interesse. Die heute gebrauch- 

 lichen Instrumente beruhen fast alle auf dem von Marey im Jahre 1863 



eingefiihrten Prinzip, dessen 

 Schema und Theorie die bei- 

 "P _ stehende Figur illustriert. 



Fixationsschiene g ^? , '. 



Die feststehende Schiene wird 

 auf irgend eine Weise gegen- 

 iiber deni Arm (bzw. der Arterie) 

 .. fixiert. Die Stahlfeder driickt 



mit ihrer Pelotte die Arterie ein 



Prinzip des Federsphygmographen mit den drei weniff ZUSammen, und dieser 



wesentlichen Teilen. 



a. die Fixationsschiene, 2. die druckausubende Feder, Druck kann bei alien neueren 

 3. die Schreib- und Ubertragungseinrichtung. Instrumenten auf irgend eine Art 



(in der Figur durch die Stell- 



schraube) reguliert werdeu. Man variiert so lange, bis die Ausschlage gut er- 

 scheinen. Leider herrscht Uneinigkeit dariiber, was unter ,,gut i- zu verstehen ist. 

 Der eine sagt: moglichst kleine, der andere: moglichst groBe, ein Dritter: mog- 

 lichst zackenreiche Kurven. 



Je nach dem angewandten Druck pulsiert die Arterie mehr oder weniger 

 stark (vgl. 24) und diese mehr oder weniger verstarkte (und veranderte !) 

 Bewegung der Arterienwand wird auf die' Pelotte und von dieser durch 

 eiuen Ubertragungsrnechanismus (in der Fig. 48 durch das Stabchen reprii- 

 sentiert) auf den Hebel iibertragen. 



An dem Ubertragungsapparat ist nun hauptsachlich herumkorrigiert 

 worden. Marey hatte urspriinglich das Zwischenstabchen mit der Pelotte 

 und mit dem Hebel durch Gelenke verbunden; dies erwies sich in 

 mancher Hinsicht als unpraktisch, und Behier' 2 ) gab eine eigenartige 

 lockere Verbindung an, die dann von Marey acceptiert wurde. Doch 

 andert dies Avenig, das Wesentlichste ist, wie Frey 3 ) hervorhebt [auch 



') Bernstein, Fortschritte d. Med. 1880, S. 130; Czermak, Sitzungsber. d. 

 Wien. Akad., math.-naturw. KL, 47 (II), 438, 1863; Herisson, vide Piorry Traite 

 de diagnostic et de semiologie, Paris 1837, p. 238 ; Chelius, Prager Vierteljahrs- 

 schrift 21, 100, 1850; Vierordt, Die Lehre vom Arterienpuls in gesunden und 

 kranken Zustandeu, Braunschweig 1855, S. 21 f. ; Alison, A description of a new 

 Sphygmoscope, Philos. magaz. and Journ. of science 12, No. 80 ; Naumanu, Bei- 

 trage zur Lehi-e vom Puls, Zeitschr. f. rationelle Med. 18 (1863); weitere Literatur 

 iiber altere Sphygmographen siehe bei Landois, Die Lehre vom Arterieupuls, 

 Berlin 1872, S. 14 bis 72. *) Behier, Bull, de 1'Acad. de med. 33, 176. 

 a ) Frey, Untersuchung des Pulses, 1892, S. 21; Schliep, Der Dudgeonsche Sphyg- 

 mograph, Berl. klin. Wochenschr. 1880. 



