Modifikation von Dudgeon mid Membransphygraograph. 71f> 



0. Frank 1 ) wiederholt im Grunde dasselbe], dafi man mit kleinen Trag- 

 heitsmomenten und kleinen Winkeldrehungen arbeiten miisse. Dies ist bei 

 dein sehr handlichen und brauchbaren Apparat von Dudgeon zuui Teil 

 erreicht. In hoherem Mafie bei dem Apparat von 0. Frank 1 ), der den oben 

 schon erwahnten Bernsteinschen Versuch, Pulskurven mittels eines Spiegels 

 zu erhalten, in modifizierter Weise wiederholt und angibt, clarnit sehr gute 

 Kesultate erbalten zu haben. 



Nachdem Fetter 2 ) scbon friiher einen Versuch, die Entwickelung des 

 Sphygmographen vom Standpunkte der theoretischen Mechanik aus zu be- 

 leuchten, unternommen hat, konstruierte er 3 ) mit Frank zusammen ein 

 neues Instrument, das im wesentlichen jedoch durchaus nach Dudgeons 

 Prinzipien gebaut ist. Kurven, die einen Vergleich erlaubten, sind nicht bei- 

 gegeben. 



Die anderen sehr zahlreichen Modifikationen konnen nicht alle genannt 

 werden. 



In den Arbeiten von Philadelphian 4 ), Bloch 5 ), Coop e ), Guillain 7 ) sind 

 einige der Apparate beschrieben, zum Teil findet man auch dort weitere Literatur. 



Die Apparate von Marey und Dudgeon sind oft in ihren Leistungen 

 verglichen worden, und meist kam man dabei zu dem Eesultat 8 ), daB der 

 Dudgeonsche Apparat der bessere ist (vgl. z. B. 0. Frank). 



Fine Superioritat des Marey schen Apparates behauptet dagegen Weiss ''). 

 Auch Batke 10 ), der das Dudgeonsche Ubertragungsprinzip an einem Jaquet- 

 schen Apparat priifte, halt die damit gewonnenen Kurven fur unzuverlassig. 



Fine weitere Verschiedenheit der iiblichen Instruments beruht in der 

 Art und Weise der Schreib.ung. Marey und v. Frey schreiben mit tangen- 

 tialen Hebeln, Dudgeon mit Stirnhebeln. Als Schreibflache iiimmt Marey 

 kleine berufite Glasstreifen, Dudgeon Papierstreifen, wahrend v. Frey, urn 

 langere Kurven zu erhalten, ein Miniaturkymographion auf den Arm mit 

 aufbindet. Viel resoluter lost die Frage Marey, der den Sphygmographen 

 gegen eine Mareysche Kapsel arbeiten laCt und nun mittels Luftiibertragung 

 an einem beliebig aufgestellten Kymographion registrieren kann. (Dies ist 

 etwas anderes als der oben beschriebene gebrauchliche Mareysche Sphyg- 

 mograph.) 



Es lag nahe, dann iiberhaupt den alten Federsphygrnographen fortzu- 

 lassen und den notigen Druck auf die Arterie direkt durch die Aufnahme- 



l ) O. Frank, Die Registrierung des Pulses durch einen Spiegelsphygmo- 

 graphen, Miinch. med. Wochenschr. 1907, Nr. 42. 2 ) Petter, Kritische 



Studie zur Entwickelung des Sphygmographen, GieJBener Dissertation 1906. 



3 ) Frank u. Petter, Ein neuer Sphyginograph, Zeitschr. f. Biol. 49, 70, 1907. 



4 ) Philadelphian, Le sphygmometrograph construit par Ch. Verdain, Compt. 

 rend, de la soc. de biol. 1896, p. 199. - - 5 ) Bloch, Un perfectionnement apporte a 

 mon sphygmometre , Compt. rend, de la soc. de biol. 1896, p. 745. -- b ) Coop, 

 Nouveau polygraphe clinique muni de metronome et de petits tambours enscripteur 

 tres sensible, Arch, de phys. norm, et path. 1896, p. 509. - - 7 ) G. Guillain et 

 N. Vaschide, Du choix d'un sphygmometre, des causes d'erreur dans la mesure de 

 la pression sanguine, Compt. rend, de la soc. de biol. 1900, p. 71. - - 8 ) L. Urban, 

 Analyse des sphygmogrammes , Journ. de physiol. et de pathol. 8, 398, 1906. - 

 9 ) Weiss, Sur la comparaison des traces obtenus a 1'aide d'appareils enregisti-eurs 

 differents, Compt. rend, de la soc. de biol. 1897, p. 359. -- 10 ) J. Batke, Experimentelle 

 Priifung des Jaquetschen Sphygmochronographen, Eostocker Dissertation 1901. 



