Atemkurven. 



17 



Fio-. 5. 



derselbe 1st aus sehr leichtem Material (diiune Glimmerplatten , ev. Kupfer- 

 bleche, nach nieinen Erfahrnngen zweckniafiig aus dunnem Alurniuium- 

 blech) gebildet und durch 

 ein senkrecbt zur Acbse 

 verschiebbares Laufgewicbt 

 genau aquilibriert (Fig. 5). 

 Er kann je nach seiner 

 Verweudnng fiir den Men- 

 schen oder Tiere verschie- 

 denster Art in verschiedenen 

 GroBen aiisgefubrt und zu 

 langerdauernder Registrieruug der Atmung benutzt werden, 

 wenn zwiscben ibn und das Versuchs tier eine grofieFlasche 

 als ,,Vorlage" z wischengeschaltet wird, deren Luftinbalt ofter erneuert 

 \\i-vden muC, uni Dyspnoe zu vermeiden. 



Eine gewisse Tragheit und zu grofie Eeibung haftet diesem Apparat eiitschieden 

 immer nodi an, meistens siud an seiner Stelle neuerdings wieder registrierende 

 kleine Grlockengasometer verwendet w<>rdrn, so von Liiidhagen 1 ), sowie in Gads 

 Laboratorium selbst von E. F. Fuclis' J ) in Gestalt kleiner Grlocken aus parat'ti- 

 nierteni Papier. Sehr empfehlenswert scheint fiir kleinere Tiere auch die Verwen- 

 dunff der von Brodie 3 ) konstruierten B Balgenschreiber" (bellows recorder) zu seiu, 

 .jcili-nfalls besser als die von Mareyschen Kapseln - Metnode von Hering und 

 P. Bert , Avelehe, weuii groJJ uud mit nachgiebigen Membranen versehen, aller- 

 dings Volumschwaukungen anzeigen , durch ihre Elastizitat aber von Haus aus 

 manometrische Vorrichtungen sind , Aveslialb diese Methode .auch erst weiter unten 

 bei der Besprechuug der Druckregistrierung iiaher gewurdigt \verden soil. 



Katiuiich kann auch jedes solche schreibende Spirometer unter Einschaltung 

 von Ventilen zur Trennung der In- und Exspirationsluft zum Zwecke der ZVIessung 

 der AtemgroCe benutzt werdeii ; man erhalt dann eine treppenformige Kurve, deren 

 i 'in /eine Stufeii durch ihre Hohen die Tiefe der eiuzelueii Atemziige augeben. 



Die luftdicbte Verbindung uiit den Atemwegen kann beim Menscben 

 nnd auch' im Tierversuch durcb eine Inftdicht festgebundene Gesichtsmaske 

 resp. 8 chnau zeukapp e , im letztgenannten Falle besser durch eine 

 Trachealkaniile erfolgen, welcbe in die Tracbeotoniiewunde luftdicht ein- 

 gebunden wird. 



Die Trachealkaniile niufi, \venn ,,endstandig", natiuiich mit der Offnung uach 

 der Lunge zu eingebunden werden. Eecht zweckmaCig sind auch die Gadschen 

 Trachealkaniilen mit Dreiweghahn , welche gestatten , abwechselnd durch Hahn- 

 drehung aus der Vorlage und durch die Nase aus der freien Luft zu atmeii , be- 

 sonders fiir Versuche am Kaninchen, welche, Avie seinerzeit Billroth fand, mit 

 gewolmlichen Trachealkaniilen nur knrze Zeit am Leben bleiben. 



Fig. 6 gibt in der unteren Kurve eineii Begriff 

 der Registrierung der Lungenvolumschwankungen 

 mit einem solchen ,,Atenivolumscbreiber" - die in- 

 spiratorischen Zacken sind nach unten gerichtet , 

 in der oberen Kurve die mit den oben erwabnten 

 Knollschen pueumatischen Vorrichtungen regi- 



l ) Skand. Arch. f. Physiol. 4, 296, 1892. 

 Physiol. 27, 473, 1902. 



Nagel, Physiologie des Menschen. I. 



2 ) Lotos is-.is. a ) Journ. of 



