Blutgaspumpe. 



221 



25. 



t 



langer Kautschukschlauch in cl hinabfuhrt , kann notigenfalls Quecksilber in den 

 Behalter nachgef iillt werden ; Wasser schleicht sich aus d nicht in die Pumpenkugel 

 hineiu, wenn die Pumpenrohre, wie aus der Figur (x) ersichtlich, im Inneren von d 

 eine kleine Strecke aufwarts gefiihrt wird. Auf diese Weise kann das Pumpen 

 viel rascher geschehen, als wenn man, wie gewohnlich, den Behalter d hebt und 

 senkt, zugleich aber auch mit groJSer Sicherheit, indein das Steigen des Queck- 

 silbers augenblicklich stockt , wenn man a schliefit ; f erner halt das Quecksilber 

 in der Pumpe sich hierdurch jahrelang 

 rein , da es nicht mit dem sonst ge- 

 brauchlichen langen Kautschukschlauch 

 in Beriihrung kommt, der es stets nach 

 Verlauf einiger Zeit verunreinigt. 



Damit die Bestimmung der Menge 

 der Gase genau werde , mufi die zu 

 evakuierende , ini Rezipienten s ange- 

 brachte Fliissigkeit energisch geschiittelt 

 und auch erwarmt werden, zugleich 

 niuC man Sorge tragen, dafi der Stoff- 

 wechsel der in der Fliissigkeit ent- 

 haltenen Mikroben verhindert wird, am 

 besten durch Zusatz von Fluornatrium. 

 Wenn, wie in den alteren Versuchen, 

 der Stoffwechsel der Mikroben nicht 

 gehemmt wird , so wird wahrend des 

 Auspumpens Sauerstoff in wechselnder 

 Menge verbraucht, und zwar unter sonst 

 gleichen Umstanden um so mehr, je 

 langer das Auspumpen dauert ; rasches 

 und langsames Auspumpen ergeben dann 

 also verschiedene Sauerstoffmenge des 

 Blutes (vgl. S. 196). 



Das Schiitteln laCt sich so aus- 

 fiihren, daU man den Eezipienten nach 

 einer friiher anderswo angegebenen 

 Methode rnit der Pumpe verbindet, wo- 

 durch man ein gleichzeitiges Eindringen 

 atmospharischer Luft von aufien her 

 absolut verhindert 1 ). Ein energisches 

 Hin- und Herschiitteln laBt sich aber 

 auch durch Drehung des mit der Hand 

 am Schliffe n (siehe d. Fig.) erfafiten 

 Eezipienten erzielen , wie es bei ge- 

 wohnlichen Auspumpungen empfoblen 

 werden kaun; dieses Verfahren ist nam- 

 lich etwas bequemer und bewirkt keine 

 Undichtheit, wenn der Schliff und die 

 Schmiere gut sind. Langere Kautschuk- 

 schlauche, die von einzelnen Untersuchern zur Verbindung des Eezipienten'mit der 

 Pumpe benutzt wurden, gewahren nicht die Sicherheit hinlanglicher Luftdichtigkeit. 

 Jedenfalls ist das Schiitteln, besouders gegen Ende des Auspumpens, sehr energisch 

 und stetig auszufiihren, sonst kann die Pumpe leer scheinen, wahrend die Fliissigkeit 

 im Rezipienten noch Gas enthalt. 



Was die Erwarmung betrifft, so wirkt diese, wenn Blut oder Hamoglobin- 

 losung ausgepumpt wird , zur Steigerung der Spannung der dissoziablen Gase ; 

 wesentlichere und allgenieinere Bedeutung hat sie aber fur die Vermehrung der 

 Wasserdampftension im Eezipienten , wodurch ein ununterbrochener Strom von 



Bohr u. Torup, Skand. Arch. f. Physiol. 3, 72, 1891. 



