222 Blutgaspumpe. 



Dampf das Gas mit sich in die Kiihlrohre (r) uud von hier, wo die Tension zwar 

 herabgesetzt wird, jedoch stets viel hdher als iiber dem Schwefelsaurebehalter (?) 

 ist, in die Pumpe selbst i-eiCt, wenn -man den Hahn (t) off net. Beim Arbeiten 

 mit Punipen , die nicht mit einem Schwefelsaurebehalter versehen sind , hat die 

 Erwarmung selbstverstandlich noch grofiere Bedeutung ; wird die Wasserdampf- 

 tension in der Pumpe namlich hoher als im Bezipienten, so geht ein Strom von 

 Wasserdampf aus ersterer in letzteren , und das sehr verdiinnte Gas oberhalb der 

 Fliissigkeit im Bezipieuten kann dann nur sehr langsam (mittels Diffusion) in die 

 Pumpe eindringen, so dafi diese, praktisch betrachtet, leer wird, lange bevor die 

 Fliissigkeit ausgepumpt ist. Hierdurch erklart es sich, weshalb P. Bert 1 ) mit seiner 

 Pumpe keinen Sauerstoff aus dem Blute auszupumpen vermochte , wenn er den 

 Bezipienten auf abgekiihlt hielt, was er mit Unrecht (siehe S. 66) daraus her- 

 leitete, dafi das Blut bei dieser Ternperatur keine Sauerstoffspaimung haben sollte. 

 In der Tat lafit Blut , wie ich direkt versucht habe , bei der Temperatur von 

 sich vollig auspumpen, wenn man nur die Pumpe durchaus trocken halt, was 

 notigenfalls durch mehrmaliges Wechseln der Schwefelsaure wahrend des Aus- 

 pumpens geschehen kann. 



Ist die Schwefelsaure in der P\impe nicht gar zii wasserhaltig , so braucht 

 die Erwarmung, um das Auspumpen in kurzer Zeit beendigen zu konnen, etwa 

 40 im Wasserbade um den Bezipienten nicht zu iibersteigen; in diesem ist sie 

 wegen der lebhaften Verdampfung dann etwas niedriger (20 bis 30). Hierdurch 

 erzielt man den Vorteil, daJ3 selbst leicht dekomponierbare Stoffe wie das Harno- 

 globin sich Avahrend des Auspumpens nicht verandern. 



Technische Fortschritte in der Verarbeitung von Hahnen und Schliffen haben 

 bewirkt, dafi man die Pumpe bei sorgfaltiger jBehandlung praktisch genommen 

 weit uber die Dauer eines Versucbes hinaus luftdicht halten kann; hierfiir sollte 

 man immer Sorge tragen, um dadurch die sehr unsichere Korrektion wegen der 

 von auCen eingedrungenen atmospharischen Luft zu vermeiden. 



Pression baroui^trique. Paris 1878, p. 694. 



