702 Experimentelle Priifung der Manometer. 



Metallmanometers bernht: es ist das eine hoble Messingfeder von flach 

 elliptischem Querschnitt, die kreisformig gekrummt ist und deren eines Ende 

 fest, das andere frei ist. Bekanntlich streckt sich eine solche Feder, wenn 

 in ihrem Innern der Druck steigt. Die minimalen Bewegungen des freien 

 Endes wurden durch ein aus Rolir gefertigtes Hebelwerk (einer sogenannten 

 Gradfacherung) in SOfacher VergroDerung auf das Kyinographion iibertragen. 



Einen sehr vereinfachten Apparat nach denselben Prinzipien hat 

 Scbenck 1 ) angegeben, der auf Grund einer Untersucbung von Isbibara 2 ) 

 den Apparaten von Hurt hie und von v. Frey nicht nacbstehen soil. 



In den letzten Jahren sind die Apparate mehrfach experimentell uuter- 

 sucbt worden. 



Schilina 3 ) vergleicht die Leistungen des Ludwigschen Kymographen 

 und des Hiirthleschen Tonographen. Letzterer soil sowohl den mittleren 

 Blutdruck als den relativen Betrag der Pulsschwankungen zu hoch angebeu - 

 das alte Instrument sei daher vorzuziehen, eine Meinung, die Kronecker 4 ) 

 noch 1901 teilweise vertrat. Zu giinstigeren Resultaten in bezug auf die 

 Membranmanometer kornmen Tschuewsky 5 ) und Hiirthle 6 ). 



In bezug auf die sehr ausgedehnte Literatur iiber die Priifung der ein- 

 zeluen Instrumente sei auf die unteu angegebene Literatur verwiesen, wo 

 sich zum Teil weitere Literaturhiiiweise finden. 



Hiirthle, Kritik des Lufttransmissionsverfahrens, Pfliigers Arch. 53, 281, 

 1892.-- Ansiaux, Eech. crit. et exper. sur le sphygmoscope de Chauveau-Marey , 

 Bull, de 1'Acad. d. Belg. 23, 377 und Arch, de hiol. 12, 611. - - K. Hiirthle, Vgl. 

 Priifung des Tonographen von Frey und Hiirthle, Pfliigers Arch. 55, 319, 1893. 

 - M. von Frey, Der Tonograph mit Luftfiillung, Zentralbl. f. Physiol. 7, 453, 

 1893; Zur Theorie des Lufttonographen , Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1893, S. 204; 

 Ein Verfahren zur Bestimmung des Tragheitsmomentes von Schreibheheln, ebeuda 

 S. 485; Die Ermittelung absoluter Werte fiir die Leistung von Pulsschreibern, ebenda 

 S. 17: Binet und Courtier, Seconde note sur la correction des traces au moyen 

 d'un orifice capillaire, Compt. rend, de la soc. d. Biol. 1895, S. 295; Un regulateur 

 graphique, ebenda S. 322. Harris, A note upon the vibrational rate of the 

 membranes of recording tambours, Journ. of anat. and physiol. 31, 29, 1896. - 

 Weiss, Sur la comparaison des trace's obtenus a 1'aide d'appereils enregistreurs 

 differents, Compt. rend, de la soc. biol. 1897, S. 359. 



20. 

 Unblntige Druckmessung. 



Die besprocbenen Metboden gestatten, den Blutdruck in einer eroffneten 

 Arterie zu messen, sind also nur bei Tieren und in den seltenen Fallen 

 von Amputationen beim Menscben anwendbar; aucb hierfiir muCten sich 



') F. Schenck, Beschreibung einiger Apparate fiir das physiologisehe Prak- 

 tikum, Pfliigers Arch. 97, 421, 1903. - s ) M. Ishihara, Uber einen fiir Unter- 

 richtszwecke vereinfachten Gummitonographen (Physiol. Inst. Marburg), Arch. f. 

 d. ges. Physiol. 1897, S. 429437. 8 ) L. Schilina, Vergleich von Ludwigs 



Kymograph mit Hiirthles Tonographen (Physiol. Ges. Berlin), Arch. f. (Anat. u.) 

 Physiol. 1898, S. 526. - ") H. Kronecker, Uber die Leistungen von Hiirthles 

 Tonographen, Zentralbl. f. Physiol. 15, 401, 1901. 5 ) J. A. Tschuewsky, Ver- 

 gleichende Bestimmung der Angaben des Quecksilber- und des Federmanometers 

 in bezug auf den mittleren Blutdruck, Arch. f. d. ges. Physiol. 72, 585, 1898. - 

 ") K. Hiirthle, Uber die Leistungen des Tonographen, ebenda 82, 515, 1900. 



