Die Methode des ubertragenen Druckes (nach Hiirthle). 709 



nahm statt eines Fingers vier, um die Ausschlage zu vergro'Bern und ein 

 weiteres Manometer anwenden zu konnen, dessen Exkursionen er nach 

 Ludwigscher Methode aufschrieb. 



Oliver 1 ) hat nach demselben Prinzip einen Pulsdruckmesser konstruiert, 

 bei dem ein durch eine Gummimembran abgeschlossener, mit Fliissigkeit ge- 

 fiillter kleiner Zylinder stark auf die Radialis gedriickt wird, bis - - nicht 

 wie bei den alten Instrumenten des vorigen Paragraphen - - der Radialpuls 

 verschwindet, sondern bis die vom Instrument ebenfalls angezeigten Pulse 

 maximal werden. 



Die neueren Instrumente , insonderheit die von v. Recklinghausen 2 ) und 

 von Erlanger 8 ), benutzen die eventuell modifizierte Riva-Roccische Manschette; 

 die in dieser Manschette auftretenden Schwankungen werden entweder beobachtet 

 oder graphisch registriert. Da diese Instrumente jedocb angeblich nicht nur den 

 mittleren Blutdruck, sondern den sogenannten systoliscben und diastolischen Druck 

 messen sollen, werden wir dieselben erst in 24 besprecben. 



Eine eigenartige Modification der Methode der entspannten Arterien- 

 wand liegt dem Verfahren von v. Frey 4 ) zugrunde. Wenn man die Hand 

 bzw. den Arm in Quecksilber taucht, so fiihlt man den Puls - - je nachdem 

 wie tief man die Hand eingetaucht hat an einer der Phalangen bzw. am 

 Daumenballen oder am Handgelenk. Man f iihlt ihn dort, wo gerade ein solcher 

 Druck herrscht, daB die erwahnten groCen Oszillationen zustande kommen 

 (iiber die Resultate siehe S. 777). Die Tiefe, bis zu der die betreffende Stelle 

 in das Quecksilber eintaucht, entspricht also dem an dieser Stelle herrschenden 

 Blutdruck. Die Methode ist dann spater in Verbindung mit einer Riva- 

 Roccischen Manschette von Erlanger 5 ) und v. Reckliughausen 6 ) weiter 

 ausgebildet und von letzterem sensatorische Messung benannt worden. 



23. 

 Die Methode des iibertrageneii Druckes. 



Hiirthle 7 ) versucht moglichst in derselben Weise am unverletzten Tier 

 deu Blutdruck zu bestimmeu, wie man dies mit einer in ein Gefafi eingebun- 

 denen endstandigen Kaniile tut. Er geht dabei von dem Gedanken aus, daC 

 in einem Gliede, in dem man die Zirkulation vollig unterbricht , das Blut 

 denselben Druck, den eine endstandige Kaniile registrieren wiirde, auf die 

 ganze Wandung, die in diesem Falle von der Gesamtmasse des Gliedes ge- 

 bildet wird, iibertragt. Diesen Druck kann man messen, indem man das ganze 

 Glied in eine unnachgiebige, mit inkompressibler Fliissigkeit gefullte Kapsel 

 einfuhrt, in welcher der ausgeiibte Druck durch ein Federmanometer (d. h. so 

 gut wie isovolumetrisch) bestimmt werden kann. Diese Uberlegungeu sind 



l ) G. Oliver, A simple pulse pressure gauge, Journ. of Phj'siol. 22, 51; A 

 contribution to the study of the blood and blood pressure, London 1901. 

 z ) v. Recklinghausen, 1. c., 1906. 3 ) S. Erlanger, A new instrument for 

 determining systolic and diastolic blood-pressure in man , Amer. Journ. of Physiol. 6, 

 20 23, 1901. 4 ) M. v. Frey, Eine einfaehe Methode, den Blutdruck am Menschen 

 zu messeu, Festschrift fur B. Schmidt. Leipzig 1896, S. 79. - 5 ) Erlanger, A new 

 instrument for determining the minimum and maximum blood pressures in man. 

 John Hopkins Hosp. Rep. 12, 94, 1904. - - 6 ) v. Recklinghausen, 1. c., 1906, 

 S. 404. 7 ) Hiirthle, Uber eine Methode zur Registrierung des arteriellen Blut- 

 drucks beim Menschen, Deutsche med. Wochenschr. 1896, Heft .">6. Separatabdruck. 



