716 Onychographen uud Langenpulse. 



kapsel auszuiiben. Zwei Modelle sind in dieser Richtung ausgebildet; bei 

 dem einen, von Marey angegebenen, wird der Druck durch eine im Innern 

 der Kapsel angespannte Metallfeder ausgeiibt, bei dem anderen Modell, das, 



Fig. 49. 



Prinzip der Membransphygmographen. A nach Marey, B nach Kagenaer. 



soviel ich weiC, zuerst von Kagenaer angefertigt ist, ist die Membran 

 doppelwandig, und kann durch Dazwischenblasen von Luft beliebig gespannt 

 werden. Diese Instrumente sind besoiiders fur die Registrierung an anderen 

 Arterien als an der Radiasis geeignet. 



26. 

 Onychographeu, Lang-enpulsschreibimg und Cardiographie. 



a) Onycbographen. 



Die Pulswelle wird jetzt manchmal mit sogenannten Onychographen registriert; 

 es sind das Instrumente, welche halb Sphygmometer, halb Plethysmographen sind, 

 und welche dazu dienen, entweder die Volumschwankungen des ganzen Fingers 

 oder die Volumschwankungen des Nagels, speziell den sogenannten Nagelpuls zu 

 registrieren. Solche Apparate, die mehr Plethysmographen sind, haben angegeben 

 Laulanie 1 ) und Postma 2 ). Eigentliche Onychographen, d. h. Apparate, die 

 rnittels einer Klemmvorrichtung oder auf ahnliche Weise auf den Fingernagel 

 gepreUt werden und dessen Bewegungen in sehr vergrofiertem Mafistabe registrieren, 

 sind angegeben worden von Herz 3 ) und Kreidl 4 ), Bloch 5 ) und anderen. 



b) Langenpulse. 



Im allgemeinen miJJt man die Verdickung, welche die Arterie infolge des 

 erhohten Blutdruckes erleidet; man kann jedoch die gleichzeitig eintretende pulsa- 

 torische Verlangerung mittels eines die isolierte Arterie emporziehenden Hakchens, 

 das an einen Hebel greift, rnessen. Landois 8 ) hat gezeigt, dafi die so gewonnenen 

 Kurven den Dickenkurven analog sind ; eine ahnliche Methode hat dann im folgen- 



') Laulanie, Sur un sphygmographe digital. Compt. rend, de la soc. de 

 biol. 1898, p. 961 962. - 2 ) H. Postma, Neue Methode zur Eegistrierung der 

 Pulswelle, Zentralbl. f. Physiol. 18, 495498, 1904. - - 3 ) M. Herz, Ein Onycho- 

 graph, ebenda 10, 143 144, 1896; Derselbe, Der Puls der kleinsten Gefafie; 

 Onychographische Untersuchungen. - - 4 ) A. Kreidl, Ein neuer Apparat zur Auf- 

 nahme von Nagelpulsen, Zentralbl. f. Physiol. 16, 257261, 1902. -- 5 ) A.M. Bloch, 

 Production et mesure du pouls sous-ungueal. Sphygmometre ungu^al, Compt. 

 rend, de la soc. de biol. 2, 30 32, 1904. Un nouveau modele de mon sphygmo- 

 metre, p. 32 33. 6 ) Landois, Beitrage zur Pulslehre, Pfliigers Arch. 91, 



509, 1902. 



