720 



Plethysmographen nach Mosso, Hallion und Comte. 



Eine Abweichung von diesem, vor allem von Mosso und Frangois- 

 Franck ausgebildeten Verfahren weist eigentlich nur der Apparat von Hallion 

 und Comte 1 ) auf. Sie fiihren das Glied nicht in die Fliissigkeit direkt ein T 

 sondern in einen weichen Gummisack, der in die Fliissigkeit hineingestiilpt 

 ist. Dies Verfahren hat den groBen Vorteil, daB es nicht notig ist, die Stelle, 



Fig. 50. 

 Gasschlauch 



Plethysmograph nach Mosso. 



Registrierung , entweder mit der Mareyschen Kapsel (rechta) oder mit dem v. Kriesschen Tacho- 



graphen (links). 



wo das Organ in die Fliissigkeit taucht, abzudichten, da die Fliissigkeit so 

 wie so ganz abgeschlossen ist. Die Fig. 51 zeigt das sehr praktische Prinzip, 

 das rnit gewissen Modifikationen fiir alle Organe anwendbar ist. 



Als Manometer verwendete man zuerst eine Steigrohre, in der Fliissigkeit 

 stieg, jetzt benutzt man wohl meist eine Mareysche Kapsel. Da Mareysche 

 Kapseln aber niemals ganz dicht sind und da das Gummi zudem leicht schlecht 



wird, verwendete man auf Anreguug 

 von Roy 2 ) sogenannte Piston-recorder, 

 d. h. aus Metall oder Glas gearbeitete 

 Rohren, in denen sich ein eingeschliffener 

 Stempel leicht bewegte. Diese In- 

 strumente sind im Gegensatz zu den 

 Mareyschen Kapseln, welche 

 Druckschreiber sind, inehr oder 

 weniger echte Volumschreiber. Die 

 Apparate waren anf angs niit Fliissigkeit 

 gefiillt, Ellis 3 ) hat den ersten Piston- 

 recorder mit Luftiibertragung 



Mano-= 

 meter 



Gummi- 

 "kapsel 



zufuhrende 



Gefafie 



etc. 



Prinzip der Plethysmographen nach Hallion 

 und Comte. 



an- 



gegeben. Abanderungen gaben an Johansson und Tigerstedt 4 ), sowie 

 Hurthle 5 ); eine sehr brauchbare Form haben Lombard und Pillsbury 6 ) 

 angegeben. Ist die Kapsel mit Wasser gefiillt, so ist die Volumkurve gemaB 

 der Inkompressibilitat des Wassers die direkte Volumkurve des Organs. Ist 

 zur Fiillung Luft verwendet, was die Empfindlichkeit erhoht, so sind ent- 

 sprechende Korrektionen anzuwenden. 



l ) Hallion et Ch. Comte, Eecherches sur la circulation capillaire chez 

 1'homme a Paide d'un nouvel appareille plethysmographique, Arch, de phys. norm, 

 et pathol. 1894, p. 381. 2 ) Hoy, Journ. of Physiol. 3, 206, 1880. 3 ) Ellis, 

 etenda 7, 309, 1886. 4 ) Johansson u. Tigerstedt, Skand. Arch. f. Physiol. 1, 

 345, 1889. -- 6 ) Hiirthle, Pfliigers Arch. 53, 301, 1893. -- 6 ) Lombard u. Pills- 

 bury, A new form of piston-recorder, Amer. Journ. of Physiol. 3, 186, 1899. 



