Atmungsdruckwerte. 2o 



Von derMessung der intrapleuralen Druckdifferenz und ihrer Verande- 

 ruugen 1st zu unterscheiden diejenige der Druckverhaltnisse innerhalb 

 der Lungen und der Luftwege, welche man als Pneurnatometrie " 

 bezeichnet hat. Als Pneumatonieter kann ein einfaches, aus einem U-for- 

 migen Glasrohr bestehendes Manometer dienen, welches mit Quecksilber oder 

 bei kleinen Druckdifferenzen zweekmafiiger mit (event, gefarbtem) "NVasser 

 beschickt 1st. Es mulj nun streng unterschieden werden, ob dasselbe ,,eud- 

 standig", d. h. unter AbschluQ der aufieren Luft mit Luftwegen und 

 Lungeninnerem verbunden wird, oder ob es, in unten naher zu erorternder 

 Weise seitenstandig angebracht, zur Untersuchung der respiratorischen 

 Schwankungen des Seitendruckes in den Luftwegen dienen soil. Zu Versuchen 

 der ersteren Art wird es beiui Tierversuch, wo die intrapulmonalen Druck- 

 schwankungen wahrend langerer Atmungsdauer gernessen, event, re- 

 gistriert werden sollen, unter Ein schaltung einer ,,Vorlage" mit 

 grofierern Luftraum (wie beim Ateinvolunischreiber, s. oben) mit der Schnauzen- 

 kappe oder Trachealkauiile zu verbinden sein ; zur Untersuchung der, ins- 

 besondere maxiinalen, intrapulmonalen Druckschwaukungen bei insbesondere 

 willkurlich moglichst vertiefter Inspiration und verstarkter Exspiration beim 

 Menschen, wird man die Versuchsperson (vermittelst dichten Mundstuckes bei 

 zugebaltener Nase oder vermittelst Gesichtsrnaske und Schlauch) direkt ins 

 Manometer ,,blasen" oder aus demselben ,,saugen" lassen. Die so erhalteuen 

 Werte sind recht-verschiedeu. Valentin l ) fand fiir gewobnliche Atmuug 

 Druckschwankungen von 4 bis 10 mm Quecksilber, bei angestrengter Atmung 

 bis zu 40 mm, die maximale inspiratorische Drucksenkung xu 144, die maxi- 

 male exspiratorische Drucksteigerung bis zu 256 mm Quecksilber, Mendel- 

 sohn-) letztere nur bis zu V 7 Atm. gleich 108mm; Hutchinson gibt 

 - 50 und -)- 76nim Quecksilber an, fiir welche Atemtiefe ist nicht gesagt. 



Die Schwankungen viihreu wnlil you deru groBeren ruler yeringereu Glrade der 

 Vollkommenlieit des luftdichteu Abschlusses her; besonders wichtig ist dieses aucb. 

 fiir die Augaben iiber Exspiratiousdruck beim Spielen der Blasiiistru- 

 mente [Stone 3 )]; bei Angabe hoher Tone auf der Trompete , wo die Lippen fast 

 ganz geschlossen sind , somit einen hohen Widerstand bieten , fand dieser Forscher 

 33 engl. Zoll Wassersaule = 60mm Quecksilber. 



Zur f ortlaufenden Registrierung hat man , wie schon oben bei Gelegen- 

 heit der Ateinvolumschreibung erwahnt , mit den Aternwegen eines Tieres 

 unter Einschaltung eines grofieren Luftraumes Bertsche 4 ) oder He- 



ringsche 5 ) Flasche - - eine Mareysche Schreibkapsel verbunden, welche, 

 wenn geraurnig und mit sehr weicher und diinner Membran versehen , ja 

 allerdings von den Volurnschwaukungen beeinfluCt wird, durch die Elastizitat 

 der Membran aber doch wesentlich als registrierendes Manometer wirkt und 

 insbesondere danu, wenn man die .,Vorlage" nebenbei mit der freieu Luft 

 konimunizieren laCt [Ewald'\), Hermann 7 )], den ,,Seitendruck" in dieser 



\) Lebrb. d. Physiol., 2. Aufl., 1847, S. 529. *) ,,Der Mechauismus der 



Respiration" usw., Berlin 1845 (zit. nacb. Bosenthal a. a. O.). - a ) PhilosopMcal 

 Magazine 48, 113, 1874 (zit. nach Eosenthal a. a. O.). - 4 ) Physiol. comparee 

 de la Eespiration, Paris 1878, p. 204. 5 ) Sielie Knolls Beitrage zur Atem- 



innervation. *) Pfliigers Arch. 19, 4rtl , 1879. 7 ) Leitfaden f. d. physiol. 

 Praktikum, Leipzig 1898, S. 167. 



