GAZ. 39 



canule etant placee dans on vaisseau artfiriel.on fait une prise de sangdonton exlrait les 

 gaz en presence de 1'acide phosphoiique. Les gaz sont ensuite analyses sur la cuve pro- 

 fonde en dosant successivement 1'acide carbonique, 1'oxygene et 1'oxyde de carbone par 

 le grisometre. 



Soit le nombre de centimetres cubes trouves. Pour 100 centimetres cubes de sang, 

 1'application de la loi d'absorption donne : 



5", 5 d'oxyde dc carbone correspondent a 1/1000' 

 n a 1 /x 



d'ou 



5.5 X 10(10 



x = 



Pour les proportions d'oxyde de carbone plus petites que 1/10000 6 , on fera respirer 

 1'animal pendant urie heure ou deux heures dans 1'air suspect; 1' analyse des gaz du 

 sang per-mettra de determiner la proportion d'oxyde de carbone dans I'air par 1'inter- 

 polation selon les donnees reunies dans le tableau suivant. 



MELANGE D'AIR 

 et d'ox}'de de carbone 100 CENT. CDBES DE SANG ONT ABSORBE EN 



1 heure 2 heures 



I/ 6000" 1.6 3,3 



1/12000" 1,63 



1/15000- 0,59 1,18 



1/30000" 0,44 0,88 



1/60000" 0,22 0,15 



La determination de la quantile d'oxyde de carbone, quancl le sang en renferme de 

 tres petites quantity's, se fera avantageusement par la methode a 1'acide iodique. 



$!!.- Extraction des gaz. 



L'extraction des gaz du sang ou de certains liquides de 1'organisme ne presente pas 

 de difficultes speciales. La pompe a mercure est i'appareil qui permettra leur extrac- 

 tion facile et complete, ci condition de prendre quelques precautions qui seront signa- 

 lees en temps utile. 



Deux series d'appareils resolvent le probleme des gaz du sang. 



Les uns sont des appareils simples dont la manipulation est relativement farile; 

 I'exactitude des resultats est tout a fait satisfaisante, surtout si Ton tient compte que 

 1'erreur relative dans les manipulations post-ope'ratoires de 1'analyse des gaz ex traits 

 (sans laquelle 1'extraction n'apasde raison d'etre) est souvent de meme ordre; les autres 

 constituent au contraire une instrumentation compliquee : la technique est tres delicate, 

 la precision beaucoup plus grande, justifies d'ailleurs par 1'emploi lors de 1'analyse 

 d'instruments dans lesquels 1'erreur relative est reduite au minimum. II est Evident, en 

 effet, que, si a un moment quelconque une cause d'erreur relative autre que celle qui 

 est regulierement prevue affectait la methode, la precision des resullats deviendrait illu- 

 soire. Nous passerons successivement ces appareils en revue. 



a)Methode d'extraction ordinaire. --La technique qui va etre exposte est en grande 

 partie due a GREHAXT : c'est celle qui est employee au laboratoire de physiologic ge"ne- 

 rale du Museum d'Histoire Naturelle. 



La pompe a mercure est^du modele indique depuis fort longtemps deja par 

 GUEHA.NT. Une ampoule fixe, a laquelle est soudee a la partie infp'rieure un tube de 

 verre de O m ,80 environ, est en communication au moyen d'un long tube de caoutchouc 

 a parois epaisses avec une ampoule mobile contenant le mercure. A la partie superieure 

 de 1'ampoule fixe est soude un robinet a 3 voies unique entoure d'une garniture de 

 fonte permettant de faire autour du robinet une fermeture hydraulique. Au-dessus du 

 robinet se trouve le tube de sortie des gaz. Le tube lateral du robinet permettra la 

 raise en communication de la pompe avec le ballon dans lequel sera introduit le sang. 



