GAZ. :U 



temperature soil etabli entre 1'interieur et 1'exterieur; a ce moment seulement, on fer- 

 mera le robinet du lube coude, et Ton notera la temperature. 



Le ballon ramene au laboratoire, on introduit dans le tube a brome 2 centimetres 

 cubes d'essence de petrole et 15 centimetres cubes d'une solution pure de potasse 

 (8 grammes par Hire) coloree par une goutte de phenolphtaleine, 1'essence surnageant 

 protegeant la potasse contre 1'acide carbonique de 1'air exterieur. On introduit la potasse 

 dans le ballon jusqu'a la coucbe d'essence, soil en le refroidissant sous un courant d'eau, 

 soil en echauffant I'ampoule du tube a brome avec la main. On lave a plusieurs reprises 

 le tube a brome avec de I'eau bouillie, exempte d'acide carbonique, en introduisant 

 cbaque fois I'eau dans le ballon. Quand le liquide colore de plus en plus faiblement est 

 devenu absolument incolore, on agite le liquide rouge du ballon, en lui imprimant un 

 mouvemeut de balancement, ce qui permet de mouiller les parois du col. On laisse le 

 contact durant deux heures en agitant a plusieurs reprises. L'absorplion est complete. 



On ouvre ensuite le robinet du tube coude; 1'air legerement comprime s'echappe. 

 C'est alors qu'on verse 1'acide litre (dont 1 centimetre cube equivaut a O cc ,o d'acide carbo- 

 nique) jusqu'a decoloration complete, sans craindre I'influence de 1'acide carbonique de 

 1'air exterieur, puisque le ballon est plein d'air decarbonate. 



II est un point sur lequel il convient d'appelerl'attention : lorsque la lecture faite dans 

 le ballon est moitie de celle que donne le titrage primitif, cela prouve que la potasse a 

 ete entierement convertie en carbonate neutre par 1'air analyse. Si done on veut rester 

 dans de bonnes conditions pour 1'absorption, il faut rejeter les lectures numeriques infe- 

 rieures a la moitie de la lecture primitive, puisqu'une partie de 1'acide carbonique s'est 

 comhinee, non a de la potasse, mais a du carbonate neutre, ce qui ne permet pas d'af- 

 lirmer que 1'absorption s'est faite integralement. 



En operant sur 2 on 300 litres d'air, on peut avoir une Ires grande exactitude. C'est 

 le casdu dosage fait au moyen d'un appareil construit a cet effet fonctionnant a 1'obser- 

 vatoire de Moutsouris, et dont on trouvera la description dans HENRIET (loc. cit.}. 



Oxygene. --La determination de 1'oxygene peut se faire, soit par absorption, soil 

 au moyen de reactifs appropries, soit, ce qui est preferable, par 1'eudiometre. 



) Absorption. -- On opere sur la cuve profonde ordinaire ou sur la cuve du moclele 

 de CHAUVEAU. 



Le gaz contenu dans un tubegradue et apres absorption de 1'acide carbonique par la 

 potasse est traite par 1'acide pyrogallique en solution concentree que Ton introduit par 

 une pipette a extremite recourbee munie d'une poire caoutchouc. Un exces de potasse 

 est necessaire. Si le gaz contient de 1'oxygene, le liquide prend une teinte foncee. 

 On agite fortement; 1'absorption a lieu; mais elle n'est complete an sens absolu du 

 mot qu'apres plusieurs heures. 



La difference des deux lectures donne le volume d'oxygene. 



L'absorption de 1'oxygene par le pyrogallate de potasse donne naissance a de 

 1'oxyde de carbone, fait reconnu par BOUSSINGAULT (C. R., LVII, 885, 1863). BERTHELOT a 

 fixe les conditions de sa production minimum (Sur 1'absorption de Voxygcnc par le pyro- 

 gallate de potasse. C. R., cxxvi, 1066-1072 et 1459-1467, 1898). 



On peut absorber 1'oxygene parle phosphore a froid apres s'etre debarrasse de 1'acide 

 carbonique : 1'absorption se fait assez rapidement, si la tension partielle de 1'oxygene 

 dans le melange ne depasse pas 40 p. 100. 



6) Eudiometrie. Nous decrirons d'abord deux modeles d'eudiometre tres simple 

 dus a GREHANT, 1'un fonctionnant sur la cuve a eau, 1'autre sur la cuve a mercure : leur 

 exactitude est tout & fait suflisante. 



Eudiometre fonctionnant sur la cuve a eau. - Une cloche ordinaire de oO cc., gra- 

 duee en cinquiemes, ou de tout autre modele, convient pour Panalyse. La combustion 

 du melange gazeux air et hydrogene s'obtient en effet par une petite anse de platine 

 portee au rouge vif au moyen d'un courant continu produit par des accumulateurs. 

 L'inllammation se trouve ainsi toujours realis^e. L'appareil est constitue par deux 

 petites tiges de cuivre, passant k la partie inferieure dans un bouchon de caoutchouc 

 conique, et communiquant avec deux bornes d'arriv6e du courant placees sur une tige 

 en ebonite. Une tige avec une poignee rend solidaire tout 1'appareil. Elle porte un cur- 

 seur destine a maintenir la cloche, fortement appuyee sur le bouchon de caoutchouc 



