32 GAZ. 



sur lequel elle opere sa fermeture. L'appareil est plonge dans 1'eau. On precede a 

 1'analyse de la fac.on suivante. On prend un certain volume de gaz, on ajoute de 1'hydro- 

 gene en volume un peu superieur au double du volume d'oxygene suppose, on agite, 

 on porte la cloche sur Pinflammateur, on fait passer le courant. One petite explosion 

 se produit, le volume a diminue. On lit le nouveau volume. La reduction de volume, 

 divisee par 3, donne le volume d'oxygene. 



Eudiometre fonctionnant sur la cuve a mcrcure. Le principe de cet appareil est le 

 meme que celui qui a ete decrit precedemment. L'inflammation du melange gazeux 

 est encore obtenue au moyen d'un courant continu. 



Une cloche, graduee en dixiemes, est munie d'un fil de platine parcourant la cloche 

 au centre et dans toute sa longueur. A cet effet le fil de platine est soude a la partie 

 superieure de la cloche et maintenu au moyen de deux croisillons en verre soude"s a la 

 partie infe"rieure de la paroi : la cloche repose sur un siege qui en fait la fermeture, 

 constitue par une petite masse de fer en forme de tronc de cone, entouree d'une bague 

 de caoutchouc, sur laquelle vient s'adapter la cloche. La partie metallique est destinee 

 simplement a assurer le contact avec le mercure : elle est en effet fixee sur une partie 

 plane de fer, qui porte la lige quadrangulaire en fer munie d'une poignee et sur 

 laquelle se meut un curseur, qui maintient fortement la cloche appuyee sur son siege. 

 Le courant electrique est amene d'une part a la partie superieure grace a une petite 

 cuve constitute par un tube de caoutchouc entourant la partie superieure de la cloche 

 Ik oil emerge le fil de platine, et d'autre part a la partie inferieure grace a la tige de 

 fer et au mercure. Le fil de platine rougit dans le melange gazeux prepare comme 

 precedemment. La difference des volumes lus avant et apres la combustion, divisee 

 par 3, donne le volume de 1'oxygene. 



Cette analyse demande 1'emploi de 1'hydrogene pur. On 1'oblient facilement d'une 

 fac,on continue grace a 1'appareil de KIPP, monte avec du zinc grenaille pur. L'attaque se 

 fait avec de 1'acide chlorhydrique pur, auquel on a soin d'aj outer un peu de sulfate de 

 cuivre qui determine le degagement du gaz. Faute de cette precaution, 1'attaque du zinc 

 pur par 1'acide chlorhydrique ne se fait pas. On peut recommander dans le meme but 

 quelques gouttes d'une solution de chlorure d'or ou de chlorure de platine. 



Si la proportion relative de 1'oxygene dans le melange gazeux est petite, la detonation 

 peut ne pas avoir lieu. On obvie a cet inconvenient grace a 1'emploi dugaz de la pile, gaz 

 qui renferme deux volumes d'hydrogene pour un volume d'oxygene et dont le volume se 

 reduit a zero apres 1'explosion. On 1'obtient par 1'electrolyse del'eau alcaliniseepar de la 

 potasse dans 1'appareil de GREHANT, qui a 1'avantage de ne pas presenter d'espace nui- 

 sible. Deux electrodes de platine sont placees au sein du liquide alcalin soumis 

 a 1'eleclrolyse : les gaz oxygene et hydrogene se rgunissent dans un tube emergeant sur 

 une petite cuve a eau forme tulipe : on les recueille dans un tube, lors de 1'emploi indi- 

 que du gaz de la pile. 



Quant aux eudiometres de precision dus a CHAUVEAU, ils sont decrits dans le travail 

 de TISSOT auxquel nous renvoyons pour les details techniques, tres minutieux, qui sont 

 necessaires (loc. cit.}. 



Ils sont au nombre de deux : 1'un construit ?p6cialement pour 1'analyse des ga.7 du 

 sang; le second, pour 1'analyse des gaz de la respiration. 



Eudiometre pour I'analysc de Fair et des rjaz de la respiration. 



Eudiometre de precision permettMt 1'analyse a volonte par le phonphore ou la deto- 

 nation. 



Eudiometre double a phosphorc de LAULANIE. -- Cet eudiometre permet de faire avec 

 une grande rapidite (dix minutes) des analyses precises. Cet appareil rend les plus grands 

 services dans un laboratoire de physiologic. Les analyses faites par le meme operate ur, 

 d'une maniere identique, donnent des resultats d'une fixit6 remarquable. 



Oxyde de carbone. - - Comme pour 1'acide carbonique, la methode de dosage de 

 1'oxyde de carbone depend essentiellement de la proportion relative de ce gaz dans le 

 le melange gazeux. 



a. L'oxyde de carbone est en proportion contenue entre 100 pour 100 et 2b pour 100. 



On peut employer soit la methode par absorption par le chlorure cuivreux en solution 

 acide, soit, plus exactement, 1'eudiometre. 



