GAZ. 33 



Elle ne differe pas de la methode generate que nous avons decrite plus haul. On 

 opere g6neralement sur la cuve a eau : le gaz a analyser est mesure dans une cloche de 

 oO, 30, 20, ou meme 10 cc. de capacite, suivant le volume de gaz que Ton a a sa disposition, 

 et dont on apprecie facilement le dixieme ou le vingtieme de centimetre cube. On remplit 

 d'autre part un petit tube ferme de diametre inferieur a celui de la cloche avec une 

 solution acide de clilorure cuivreux. On fait passer sous I'eau le petit tube dans la clo- 

 che. On agite vivement et a plusieurs reprises. L'oxyde de carbone est absorbe. On refait 

 passer une nouvelle quantite de reactif ;on agite a nouveau de maniere a realiser I'absor- 

 ption complete. II suffit alors de faire la lecture du volume gazeux restant pour avoir, par 

 difference avecle volume primitif, le volume d'oxyde de carbone conlenu dans le gaz sourais 

 a 1'analyse. Inutile d'ajouter que ce mode operatoire ne convient que pour des gaz 

 depouilles d'oxygene. 



Eudiometre. -- La reaction 



CO + = CO 2 



montre que deux volumes d'oxyde de carbone se combinent a un volume d'oxygene 

 pour donner deux volumes d'acide carbonique. Les appareils sonl ceux que nous avons 

 de'crits precedemment, differenls selon que Ton opere sur la cuve a eau ou sur la cuve 

 a mercure. 



La diminution de volume apres le passage du couraut indique 1'oxygene consomme ; 

 apres 1'addition de potasse la nouvelle diminution de ce dernier volume donne le 

 volume d'acide carbonique produit correspondant au volume d'oxyde de carbone exis- 

 tant dans le gaz soumis a 1'analyse. 



La quantite d'oxyde de carbone, dans le cas d'une analyse eudiometrique, doit etre au 

 moiiis de 20 p. ]00. Avec des proportions plus faibles la combustion peut etre incomplete. 



b) L'oxyde de carbone est en proportion comprise entre 20 p. 100 et 0,5 p. 100. - 

 La methode par absorption par le chlorure cuivreux peut encore etre employee, mais 

 elle ne donne plus de resullats precis; 1'erreur absolue restant la meme, 1'erreur relative 

 devient beaucoup plus grande, et d'autre part 1'absorption de 1'oxyde de carbone par le 

 chlorure cuivreux est tres difficilement complete. 



On y arrive cependant, grace au precede suivant, du a SAINT-MARTIN (Recherches sur la 

 respiration, 1 vol., 330 pages, 0. Doin, Paris). 



II consiste a agiter tres fortement & plusieurs reprises le gaz a analyser contenu dans 

 un recipient en verre de 1 litre a 1,200 cc. de capacite; une premiere fois avec oO cc. de 

 reactif une seconde fois avec 30 cc., enfmtrois autres fois, chacune 30 cc. de reaotif. On 

 fait le vide a 1'avance dans le ballon qui reunit 1'ensemble des reactifs d'epuisement. On 

 chauffe a 55, et on recueille les gaz qui se dSgagenl; ils sont analyses suivant a. Pour 

 la description de 1'appareil et les details de la manipulation, on consultera le travail 

 original. 



Les eudiometres a phosphore ne peuvent servir qu'a 1'analyse de melanges gazeux 

 contenant moins de 40 p. 100 d'oxygene. Le phosphore absorbe en effet tres mal 1'oxy- 

 gene lorsque ce gaz est a une tension superieure a 40 p. 100, et il n'est pas ou tres peu 

 attaque par 1'oxygene pur. II ne convient done pas a 1'analyse des gaz extraits du sang. 



Lam6thodequi vient d'etre exposee est delicate : elle sesimplifie beaucoup, etacquiert 

 la precision de 1'analyse eudiometrique, grace au grisometre de GREHANT. Get appareil 

 est un eudiometre sensibilise, dans lequel la i eduction de volume, consequence de la 

 combustion d'un gaz combustible, se lit sur un tube do tres faible diametre, semi-capil- 

 laire,et permet ainsi une determination tres exacte du volume de ce gaz. L'appareil pri- 

 mitif, du a COQUILLON, devait servir principalement a la determination du methane ou 

 grisou, d'ou son nom. Le nom fut conserve par la suite. II est d'ailleurs evident que 

 1'analyse de tout autre gaz combustible est justiciable de cet appareil. 



Voici la description de 1'appareil de GREHANT. 



Une ampoule de verre est traversee par un iil de platine qui peut etre porte au rouge 

 au moyen d'un courant electrique. Elle se termine, a la partie superieure, par une garni- 

 ture de cuivre constitue par un robinet pointeau dont la fenneture presente toute secu- 

 rite; ^ la partie inferieure, par un tube semi-capillaire muni de divisions d'egal volume 

 dont on appre'cie facilement le dixieme. Les volumes de 1'ampoule et d'une division dans 



D1CT. HE PHYSIOLOGIC. TOME VII. 3 



