GRAPHIQUE (Methode). 



807 



fixee dans cette position par un encliquetage. - - A i'interieur d'une cavite creusot- 

 dans la planchette support se trouvenl les appareils enregistreurs : 



1 Un clironographe, simple tige vibrante rnunie a son extremite d'une masse 

 pesante et d'un style inscripteur : cette tige, device de sa position, est maintenue par 

 la meme piece qui retient la plaque oscillante; elle devient libre en metne lemps que 

 la plaque ; elle vibre 100 fois par seconde. 



2 Un tambour de MAREY est place" a cote du cbronographe. 



La plaque rencontre dans sa course une petite tige metallique qui joue le role d'in- 

 terrupteur. On determine le moment ou 1'excitation se produit par la methode de 

 HELMHOLTZ. 



B. Appareils a plaques. - - I. Parmi les appareils a plaque, il y en a qui sont mis 

 en mouvement par la detente d'un ressort.Citons parmi ces appareils : 



Le Federmyographiou de Du BOIS-REYMOND. Get appareil se compose d'une plaque de 



FIG. 83. Federmyographion de Du BOIS-REYMONIJ. 



verre longue de 20 a 25 centimetres et baute de 2 centimetres (p) placee verticalement 

 et pouvant se deplacer le long de deux fils d'acier qui la guident. Ces ills sont tendus 

 sur un fort support. A 1'une des extremites du support se trouve un ressort spiral (/'i. 

 Deux tiges d'acier, fixees a la plaque, passent sans frottement par deux trous du sup- 

 port. En tirant la plaque autant que possible vers la gauche, a 1'aide d'une des tiges, on 

 comprime le ressort; quand on lache la Lige, le ressort se detend; pendant cette detente 

 la plaque est poussee vers la droite. La vitesse de deplacement de la plaque depend de 

 la force du ressort, du frottement et du poicls du systeme ; elle n'est pas uniforrne, ell* 

 augmente d'abord pour diminuer ensuite quand la plaque atteint presque 1'extreinile 

 de sa course. En employantdes ressorts plus ou moins forts, Du BOIS-REYXIOND a obtenu 

 les vitesses suivanles : 1 088, 1 'J3G et 2522 millimetres par seconde. 



Get appareil presente 1'inconvenient d'offrir une place tres restreinte pour les 

 traces. 



Du BOIS-REYMOXD 1'a employ*; pour faire 1'enregistrement de la contraction muscu- 

 laire. A cote du support de la plaque, son appareil etait pourvu d'un support special 

 pour les appareils d'enregistrement. La plaque, pendant son mouvemenl, rompait un 

 contact electrique et par cela provoquait une excitation. Un diapason, qui enregistre ses 

 mouvements sur la plaque, commence a vibrer des que la plaque commence a se 

 deplacer. 



Get appareil a ete perfectionne par FREDERICQ et VANDERVELDK (1880). 



