820 GRAPHIQUE (Methode). 



amplification ne peut pas elre variee, car la piece intermediate entre le levier et le- 

 tambour ne pcut pas varier de position. Les dimensions de ce tambour sont moindres 

 que celles du tambour de MAREY : son diametre est de 3 centimetres et demi; le dia- 

 metre du disque pose sur la membrane est de 1 centimetre et demi. 



Le tambour de KNOLL (1879) ditfere un pen, par la forme, da tambour de MAREY. Son 

 amplification est aussi fixe, comme dans le tambour de GRUNMAGH, elle est de 33 fois, 

 son levier ayant 100 millimetres de longueur, et le point d'attache de la membrane etant 

 a 3 millimetres de 1'axe du levier. Le diametre du tambour est de 3 cm ,o ; sa membrane 

 est tres mince. 



Dans le tambour de K.NOLL, construit par ROTHE de Prague, la pointe du style enregis- 

 treur peut otre rapprochee du papier an moyen d'une vis de reglage qui appuie sur une 

 lame elastique d'acier qui supporte le tambour. 



Le tambour de HURTHLE, construit par ALBRECHT, presente un systeme enregistreur 

 extre'mement leger. Le poids total du levier, long de 120 millimetres, de la piece inter- 

 mediaire, et du disque en aluminium perfore (ayant 20 millimetres de diametre) est de 

 0,3 grammes. 



Un dispositif special permet Fairangement tres parfait du levier enregistreur. 



Le diametre du tambour est egal a 3 centimetres. 



PETZOLD a construit un dispositif special pour le support du tambour qui permet 

 d'avoir, avec un tambour place sur un support vertical, 1'inscription des mouvements 

 du tambour sur une surface borizontale ou verticale, a volonte. 



BOWDJTP.H a imagine un dispositif special pouvant servir de support a plusieurs 

 tambours. 



ELLIS (1885), dans ses recherches plethysmographiques sur la grenouille, a employe 

 un tres petit tambour, dont le diametre est de l cm ,5, et la profondeur de i a 2 milli- 

 metres. Sur la membrane tres mince de ce tambour se trouve collee une bande de 

 papier, large de 5 millimetres, et coupee en V. Un des c6tes de ce V est colle a la mem- 

 brane ; 1'autre sert de support a un tres leger levier en paille; une petite feuille de 

 clinquant sert de plume. Une petite boule de cire equilibre le levier. 



Le tambour enregistreur de PORTER est tres simple ; le tube de transmission sert en 

 meme temps de support au levier enregistreur. II est depourvu d'appareil de reglage, 



RENE (1887) a modifie le support du tambour de MAREY, et lui a donne le nom de : 

 Tambour a levier rectifiable. 



LEPAGE a modifie le Jevier inscripteur du tambour de MAREY. II a muni 1'extremite 

 du levier d'une petite fourche en aluminium qui porte le style inscripteur forme" par 

 un fil metallique recourbe qui repose par son propre poids sur le cylindre enregistreur. 

 Ce style est mobile autour d'un axe transversal passant par les oreillets de la fourche. 



ROUSSY (1899) a construit un tambour a encrier equilibre. Une vis anneau et le style 

 forment une sorte de balance de precision. -- La vis est a molette; le deplacement de 

 I'ecrou sur la vis permet d'6quilibrer le fleau de balance pour la rendre sensible. Le 

 style, qui est cannele, se termine par une pointe maintenue de chaque cote par un petit 

 ressort plat extremement doux. Le tout est en aluminium. 



Le tambour inscripteur MOROKHOVETZ consiste en un petit reservoir de cuivre (1 cen- 

 timetre de bauteur, l cm ,5 de diametre i, ayant la forme d'un entonnoir large et has, que 

 Ton recouvre d'une mince membrane en caoutchouc. Au sommet du cone de 1'entonnoir 

 se trouve un tube qui se dirige perpendiculairement 4 1'axe du cone et sert de commu- 

 nication avec le tambour recepteur. La membrane est percee au milieu par la pointe 

 d'une tige, dont 1'autre extremite se divise en deux branches qui entourent le levier 

 enregistreur. II n'y a done pas de disque sur la membrane. Le levier est vertical et sa 

 pointe dirigee vers le has. L'extremite opposee presente un pas de vis dans lequel passe 

 un contrepoids. Le point d'appui du levier se trouve au bord sup6rieur du tambour ; 

 un mecanisme tres simple permet de le deplacer a volonte. 



Les tambours enregistreurs de BLIX (construits par SANDSTROM) pr6sentent des mem- 

 branes en celluloide. -- On en distingue deux types : de grands, deux membranes 

 gondolees comme les membranes des capsules aneroides ; et de petits tambours, com- 

 poses de 6a8 membranes elastiques superposees. La sensibility de ces tambours parait 

 e"tre tres grande ; BLIX a pu enregistrer avec eux les vibrations d'un diapason faisant 



