GRAPHIQUE (Methode). 



250 oscillations doubles par seconde. L'elasticite de la membrane de celluloide parait 



etre invariable. 



Le tambour enregistreur C^'ATHANASIU (construit a 1'Institut MAREY) se compose d'une 

 cuvette dont la capacite est reduite au minimum; au bord de la cuvette et a. I'extSrieur 

 se trouve une gorge dans laquelle la membrane est attach6e. Au-dessous de cette gorge 

 il y a une saillie circulaire et filetee sur laquelle se visse une bague qui protege la mem- 

 brane sur lesbords de la cuvette, tout en les comprimant assez fortement, ce qui assure 

 la fermeture du tambour. Le tube de transmission debouche dans le fond de la cuvette, 

 et il sert en meme temps a fixer la cuvette sur sa monture. A son extremite libre se 

 trouve un diaphragme perce en mince paroi. La monture du tambour se compose d'une 

 virole ouverte servant a fixer 1'appareil sur la tige support. Sur cette virole en forme 

 de chape s'articule tout le systeme de la monture pour la mise en contact du style 

 sur le cylindre enregistreur. La correction s'obtient a 1'aide d'une vis tangente. Le 

 deplacement d'avant en arriere s'obtient a 1'aide d'une vis analogue a celle qui se trouve 



FIG. 91. Tambours enrcgistreurs de BLIX. 



dans le tambour de CHAUVEAU. La piece supportant le levier est suspendue longitudina- 

 lement, ce qui permet de remplacer la cuvette par une autre de diametre different et 

 de changer 1'amplification du levier. 



Pour tendre la membrane sur ce tambour, on emploie un appareil special. 



L'appareil tenseur de la membrane, qu'AxHANASiu a fait construire pour son tambour, 

 se compose d'une piece metallique en forme d'etrier. Cette piece est traversee par une 

 vis. L'extre"mite supe"rieure de cette vis est percee d'un trou dans lequel pivole librement 

 une piece qui est pourvue d'un plateau sur lequel on fixe la cuvette du tambour. L'an- 

 neau metallique de 1'etrier a une largeur de 12 millimetres environ, et une epaisseur 

 de 8 millimetres. A I'extremit6 de cet anneau se trouve un pas de vis sur lequel se visse 

 une bague. La membrane de caoutchouc est serree entre 1'anneau et la bague, et sur cette 

 membrane on dessine un carre de cote connu. La cuvette de la membrane se trouve 

 en dessous de la membrane. En tournant la grande vis de 1'appareil, on peut faire monter 

 la cuvette. Celle-ci en montant tend de plus en plus la membrane qui la recouvre. On 

 uniformise la tension de la membrane en gardant toujours la forme du carre dessin6 sur 

 la membrane ; le rapport entre la surface finale et la surface initiate de ce carre nous 

 donne le degr6 de tension. -- Quaud cette tension est jugee suffisante, on applique 

 une ligature dans la gorge de la cuvette, et I'on d6coupe la membrane assez pres de la 

 ligature. De cette facon la cuvette du tambour enregistreur se trouve couverte par une 

 membrane de tension connue. 



Le tambour enregistreur de MARIETTE POMPILIAN presente un dispositif special qui 

 permet de changer, a volonte, la tension de la membrane sans necessiter pour cela !< 

 demontage de 1'appareil. 



B) Le piston-recorder a ete employe pour la premiere fois comme appareil enregis- 

 treur dans la transmission aerienne par ELLIS (1886). Avant lui, il etait employe seule- 

 ment dans la transmission par une colonne liquide. 



Le piston-recorder (/'ELLIS se compose d'un petit tube de verre dans lequel se trouve 

 un piston en paraffine. L'extremite inferieure du tube est reliee par un tube de caout- 

 chouc a 1'appareil explorateur. Les mouvements du piston sont enregistre"s par un levier 



