GRAPHIQUE (Methode). 



ses parties mobiles ; leur poids ne depassant pas Oe r ,34, tandis qu'il est de Oe r ,68 dans 

 1'appareil de JOHANSSON et TIGERSTEDT. L'appareil de LOMBARD et PILLSBURG ressemble au 

 piston-recorder d'ELLis. 



C) Le soufflet enregistreur de BRODIE (1902), comme le piston-recorder, est un appareil 

 a deplacementd'air. Get appareil se compose d'urie plaque metallique rectangulaire qui 

 est fixe et qui porte le tube au moyen duquel on etablit la communication entre cet 

 appareil et 1'appareil explorateur. Au-dessus de la plaque fixe se trouve une autre 

 plaque (formee d'un cadre en aluminium sur lequel est collee une feuille de papier) de 

 memes dimensions que la plaque fixe, sur laquelle elle est articulee. Tout autour de 



Fir,. 94. Soufflets enregistreurs de BRODIE. 



ces deux plaques se Irouve collee une membrane en baudruche qui ferme 1'espace 

 qu'elles laissent libre quand on les ecarte d'un certain angle. Sur la plaque superieure 

 est fixee une plume (en bois tres leger), qui suit les mouvements de cette plaque. 



Les dimensions du souftlet sont variables : les petits sont de 30 millimetres sur 

 20 millimetres (leur capacite est de 7,2 c.c.); les moyens sont de 45 millimetres sur 

 30 millimetres (leur capacite" est de 25 c.c.); enfin les grands sont de 120 millimetres 

 sur 80 millimetres (leur capacite est de 500 c.c.). 



D) Quelle que soit la forme des appareils enregistreurs et exploraleurs, ils sont lou- 

 jours relies par un tube de caoutchouc, ayant un orifice large de 3 a 5 millimetres, et 

 une paroi plus ou moins epaisse. La longueur du tube est tres variable, selon les besoins 

 de 1'experience. En general, le tube est interrompu par une soupape, comme celle 

 employee par MAREY. Cette soupape est formee d'un petit tube metallique qui presente 

 un petit trou. Ce trou est ferme par la pointe d'un levier. Le bras du. levier etant 

 maintenu souleve par une lame ressort, le trou est bouche. En appuyant sur la longue 

 branche du levier, le trou se debouche, et 1'air contenu dans le tube peut se mettre en 

 equilibre de pression avec. 1'air exterieur, et la pression dans les cavites closes devient 

 egale a la pression atmospherique. 



La vitesse de transmission d'un mouvement (d'une onde) dans un tube ayant un 

 orifice de 4 millimetres est de 280 metres par seconde. 



