834 



GRAPHIQUE (Methode). 



contact, et par consequent le circuit electrique est ferine. Un signal electro-magnet ique 

 intercale dans le circuit, enregistre les mouvements du balancier sur une surface enre- 

 gistrante. 



Le courant electrique peut ne pas traverser le metronome, si au lieu d'un godet a 

 mesure on en prend deux a cot6 du uietronome et si Ton place a 1'extremite de 1'arc 

 fixe au balancier un fil a deux branches recourbees. Ces branches, plongeant dans le 

 mercure des godets, ferment le courant electrique d'une pile dont les electrodes sont en 

 relation avec les godels. 



III. II y a des metronomes, comme par exemple celui de NOEL et LE BON (1878), qui 

 sont pourvus a -la fois d'un contact electrique et d'un tambour a air. 



D. Stalamochronographie. L'isochronisme de la chute des gouttes d'un 



FIG. 100. Metronomes. 



liquide, s'ecoulant par un orifice etroit sous une charge constants, a ete employe par 

 GRUTZNER (1887) pour evaluer la duree des phe"nomenes. 



SIGALAS a utilise aussi ce phenomene dela facon suivante : 



Deux tambours de MAREY etant conjugues, on met sur 1'extremite du levier d'un des 

 tambours une petite cupule a convexite superieure; les gouttes qui tombent d'un flacon 

 de MARIOTTE viennent frapper sur celte cupule. Chacun des chocs provoques par la chute 

 d'une goulte setrouve enregistre par le tambour inscripteur. Le reglage de la chute des 

 goutles se fait en agissant : 1 sur le tube du tlacon de MARIOTTE, pour varier la charge 

 de la chute; 2 sur le robinet d'ecoulement, dont la clef est munie d'un levier, deplac.able 

 sur un cercle divise, grace auquel on peut produire des variations lentes et progressives 

 de la lumiere du tuyau de sortie. Pour des vitesses d'ecoulement ainsi reglees, a 1,2, 3, 

 5, etc. par seconde, les oscillations representees sur le tract} correspondent evidemment 



" t/l AH 



a I" etc 



'2 ' 3 ' 5 ' 



II. Mesures des petites durees. 



Le vrai moyen de mesurer le temps, c'est de compter le nombre de vibrations d'une 

 tige vibrante. Cette methode d'estimer le temps, base de la chronographie, est due 

 a THOMAS YOUNG (A course of lectures on natural philosophy and the mechanical arts, 1807, 

 I, p. 191) qui se servit a cet effet d'une tige vibrante munie d'un style. 



DUHAMEL (1841) a applique cette methode a 1'etude des vibrations des cordes. 



WERTHEIM (1844), le premier, 1'employa a determiner le nombre des vibrations d'un son 

 ii 1'aide d'un diapason de tonalite connue (Ann. de Chim. et de Plnjs., 1844, (2), xn, 385) 



