840 GRAPHIQUE (Methode). 



regler la position de 1'armature ; c'est a cela que sert la vis S qui commande la tension 

 du ressort T. 



Pour mesurer la duree d'un intervalle avec le chronoscope de HIPP, on procedera 

 done de la fa^on suivante : avant le debut du phenomene, le courant est ferine", les 

 aiguilles sont par consequent immobiles ; on lit leurs positions sur les cadrans. Au 

 debut du phenomene on ouvre le courant, ce qui fait que les aiguilles commencent a 

 se mouvoir. A la fin du phenomene, on ferme le courant, ce qui fait que les aiguilles 

 s'arretent; on lit de nouveau leurs positions sur le cadran. --La difference enlre les 

 chiffres donnes par les deux lectures clonne la mesure de la duree cherchee. 



3) Le chronometre de D'ARSONVAL (1886), a embrayage magnetique, est fonde sur le 

 principe suivant : 



Un axe entraine par un mouvement d'horlogerie fait exactement un tour par seconde. 

 Get axe est termine par un petit electro-aimant qui tourne avec lui. En face de I'electro- 

 aimant mobile, et sur le prolongement de 1'axe, se trouve un second axe portant une 

 aiguille legere qui peut se mouvoir sur un cadran divise en 100 parties. Get axe est 

 termine par un petit disque de fer-blanc faisant face aux poles de I'electro-aimant tour- 

 nant. Un ressort antagoniste eloigne ce disque de I'electro-aimant, tant que celui-ci 

 n'est pas aimante par le passage du courant. Done, tant que le courant ne passe pas, 

 I'electro-aimant tourne seul. Quand on supprime le courant, le ressort antagoniste 

 s'embraye, et 1'aiguille reste lixee sur le cadran. Grace a 1'extreme legerete de 1'aiguille 

 et a la grande force antagoniste du ressort, 1'inertie de 1'appareil n'est autre que celle 

 du signal de DEPREZ lui-meme, qui est egale a 1/700 de seconde environ. Le meca- 

 nisme d'horlogerie preseute un regulateur FOUCACJLT. VERDIN en a fait un appareil de 

 poche extremement commode. 



4) Le controle des chronoscopes se fait a 1'aide de la loi de la chute des corps. II 

 faut que les chiffres donnes par le chronoscope soient identiques a ceux qui sont donnes 

 par la relation : 







dans laquelle t represente la duree, s la hauteur de la chute en metres, et g est egal 

 a 9 m ,8. 



Pour la mesure de la chute d'uu corps on se sert d'un appareil special qui permet 

 d'avoir une ouverture du courant au moment ou le corps commence a tomber, et une 

 fermelure au moment de la fin de la chute. 



HIPP a construit un appareil special de ce genre qui sert au controle de son chro- 

 noscope. 



A 1'aide d'un rheocorde et d'un galvanometre intercales dans le circuit, on regie 1'in- 

 tensite du courant qui agit sur I'electro-aimant du chronoscope. 



VII 



Enregistrement d'un mouvement quelconque et du temps 

 a 1'aide d'un seul style enregistreur. 



II exisle des precedes qui permettent d'enregistrer le temps directement sur la 

 courbe du phenomene qu'on t'-tudie. 



I. GRASHEY, qui a introduit en physiologic la me'thode de 1'enregistrement au 

 moyen d'etincelles electriques, a employe le dispositif suivant dont voici le schema. 



Le tamhour enregistreur, qui trace la courbe d'un mouvement quelconque (des 

 battements du coeur, des pulsations des arteres, par exemple), pr<sente un style enre- 



