GRAPH IQUE (Methode). S{-! 



part avec un tambour explorateur (/c 1 ), qni recoil le mouvement qu'on veut eHudier 

 (les contractions du muscle (m) par exemple), et d'autre part avec un autre tambour 

 explorateur (fo) qui revolt les monvements d'un diapason entretenu electriquement. 



La figure JOT repr<5sente deux exemples de traces obtenus a 1'aide de ce precede. 

 La courbe a represente une simple secousse du muscle gastrocne'mien de la grenouille ; 

 le trace 6, le commencement d'un tetanos. 



Les petites sinuosites de ces courbes representent les mouvements d'un diapason 

 qui faisait 150 vibrations par seconde. 



VIII 

 Supports. Chariot. 



I. Les appareils enregistreurs, tambours a air, signaux electriques, etc., sont places 

 a cote de la surface enregistrantesur des supports speciaux. Dans certains cas, le support 

 fait corps avec 1'appafeil enregistreur ; dans d'autres, il est completement independant. 



- Un bon support doit etre solide et facilement reglable,c'est-a-dire presentant des vis 

 qui permettent de 1'eloigner ou de 1'approcher facilement de la surface enregistrante. 



Nous ne pouvons pas decrire ici les differentes formes de support. Citons le sup- 

 port a bascule de MAREY, le support de COWL, le support universel a cremaillere de 

 VERDIN, etc. 



II est bon que les tiges des supports employes dans un laboratoire, et les viroles 

 des appareils qui se fixent sur ces tiges, aieut toutes les memes dianletres. De cette 

 facon les pieces des supports sont interchangeables. 



On fait des viroles a deux trous, ce qui permet que la merne piece portee par la 

 virole puisse etre fixee, tantot sur uue tige verticale, tantot sur une tige horizontale. 



II. Quand on veut enregistrer un phenomene pendant longtemps, il faut faire en 

 sorte que le style laisse la trace de ses mouvements sur des points differents de 

 la surface du cylindre. A cet efFet, bien des cylindres enregistreurs presentent un 

 dispositif special de descente automatique. Pour les cylindres qui ne peuvent pas 

 avoir ce mouvement, il faut que le style inscripteur se transporte parallelement a la 

 generatrice du cylindre d'un mouvement lent. 



Ce precede d'enregistrement en spirale ou en helice parait avoir ete introduit en 

 physiologic par DOXDERS. 



Pour cette sorte d'enregistrement, MAREY (1866) a employe un appareil special 

 appele chariot aittomoteur. 



Cet appareil se compose d'un mecanisme d'horlogerie qui met en mouvement une 

 vis sans fin ; sur la vis se trouve place un chariot, et sur le chariot un support pour les 

 appareils. Les mouvements de la vis sans fin provoquent le deplacement du chariot. 



MAREY a employe aussi un chariot entraine par le mouvement d'horlogerie du 

 cylindre. Une corde sans fin passe sur une poulie, formant la tele de la vis sans fin du 

 chariot, et sur une poulie a gorge du mecanisme d'horlogerie du cylindre enregistreur. 



De tels chariots font partie integrante de beaucoup de chronographes employe's 

 depuis longtemps en astronomic et en balistique. 



En physiologie, SCHELSKE (1864) a employe un chariot de deplacement avant MARKY, 

 dans ses recherches sur la vitesse de propagation de 1'excitation dans les nerfs de 

 1'homme. 



WITTICH (1868) a employe un chariot mis en mouvement de la faijon suivante : 



Sur 1'axe du cylindre enregistreur se trouvait une poulie a gorge sur laquelle s'en- 

 roulait une corde qui allait, apres avoir passe sur une autre poulie, s'atlacher a un 

 chariot se deplagant sur des rails paralleles a 1'axe du cylindre. 



