858 



GRAPHIQUE (Methode). 



/ Cf\ 



port des distances [ ^- } . L'eclairement de 1'image se trouve accru en raison inverse 

 \Grny 



de sa hauteur, de sorte qu'en appelant / et J' les distances du point image respective- 

 ment au miroir de 1'oscillographe et a 1'axe optique de la lentille cylindrique, H la 

 hauteur de la fente, a la hauteur et b la largeur du miroir, 1'expression prece"dente de e 

 est remplacee par 



(1 _ a \ (1 - a') b H f 



e = 



ir 



a' etant le coefficient d'absorption de la lentille cylindrique. 



On conQoit facilement combien est precieux ce procede qui permet d'augmenter 

 1'eclat, non par la dimension du miroir mobile, mais par celle d'une simple fente fixe; 

 il resout completement la question de 1'eclairement des oscillographes, quelque petite 

 que soil leur partie vibrante. 



En outre, il suffit que les miroirs (Mi, Ma, Ms) de plusieurs oscillographes soient 

 places sur une merne horizontale pour que leurs images, fournies par la lentille (G) a 

 generatrices horizontals, soient egalement toutes sur une me*me horizontale, alors 

 meme que ces miroirs rie seraient pas verticaux. 



Cette me'thode de BOYS permet a volonte 1'enregistrement sur glace tombante ou 

 tambour tournant, ou 1'emploi des miroirs tournants ou oscillants. 



IL Enregistrement des oscillations d'une colonne liquide. 



1. Quand on veut photographier les mouvements d'une colonne de mercure, on peut 

 proceder de deux fagons differentes : 1 On peut placer le tube a mercure sur un fond 

 noir, 1'eclairer vivement et recevoir 1'image reflecbie sur une plaque sensible qui se 



FIG. 121. Variations 61ectriques du cceur de la tortue (MAREY). 



deplace devant un ecran a fente ; 2 On peut faire agir la lumiere, par transparence, 

 sur un tube a mercure place devant la fente d'un ecran qui protege la surface sensible. 

 Dans ce dernier cas, la surface sensible se trouvant a 1'abri de la lumiere dans les 

 endroits caches par la colonne mercurielle, le photogramme se detache en blanc sur 



FIG. 122. Variations olectriques du cosur du chien (FREDERICQ). 



fond noir. Cette derniere methode a ete la premiere employee a 1'Observatoire de Green- 

 wich pour 1'enregistrement des oscillations de la colonne des thermometres a mercure. 



Dans certains cas, il est necessaire d'agrandir 1'iniage de la colonne mercurielle, a 

 1'aide d'un objectif microscopique, avant de le projeter sur la surface sensible. 



C'est MAREY qui le premier a photograph!^ les mouvements d'un electro metre capil- 

 laire; apres lui nous pouvons citer : BURDON-SANDEHSON, FREDERIGQ, FANO, etc. 



2. Pour photographier les mouvements d'une colonne d'eau, on procede de meme 

 que pour la colonne mercurielle, c'est-a-dire on la photographic par transparence. 



