870 GRAPHIQUE (Methode). 



2. Voici encore, tres brievement, la description de quelques types d'appareils chro- 

 nophotographiques de Marey : 



Le type I (a), fonctionnant dans la lumiere rouge du laboratoire photographique ; 

 Pobjectif estbraqu6 au dehors au travers d'un pavilion en forme d'entonnoir. A la place 

 du chassis ordinaire on glissait une plancbette sur laquelle etaitmonte un rouage d'hor- 

 logerie (R) conduisant sur des rouleaux une longue bande de papier. La rotation du 

 disque produisait, a chaque passage d'une fenetre eclairante, un contact electrique pen- 

 dant lequel un electro-aimant comprimait la bande et 1'arretait. Get arret tres court est 

 necessaire au moment de la prise d'une image. 



Le Type II (6). On ne photographiait plus dans la chambre noire. MAREY fit une 

 boite portative qui se chargeait dans le laboratoire, mais qu'on pouvait porter au dehors 

 avec le chronophotographe lui-meme. 



Le Type III (c). Renonganta 1'emploi de 1'electricite, MAREY fit un appareil ou les mou- 

 vements de la pellicule et ses arrets n'etaient plus confies a un rouage independant, mais 

 etaient solidaires des mouvements du disque. 



3. Fusil chronophotographique' a bandes pelliculaires. Dans sa forme primitive, le 

 fusil chronophotographique ne donnait qu'un nombre insuffisaut d'images, 12 seule- 

 ment. Dans le nouveau fusil, une bande de 20 metres recoil les images successives. 

 L'obturateur est forme' d'un robinet a lumiere, bien moins encombrant que le disque. 

 Un rouage mu par une dynamo est place dans la crosse. 



Ghaque fois qu'on presse sur la detente, le courant se ferme, et la pellicule prend 

 son mouvement, qui cesse aussitot qu'on cesse d'appuyer sur la detente. Des accumula- 

 teurs legers ou une pile portative fournissent le courant necessaire. 



4. Operation chronophotographique sur pellicule mobile. Le champ clair ou obscur 

 etantchoisi et regie, ainsi que la distance du chronophotographe, et la fenetre d'admis- 

 sion 6tant mise dans la rainure, avec 1'ecartement qui convient, on ouvre dans 1'arriere- 

 corps de 1'appareil la chambre aux images; on repousse dans cette chambre le verre 

 depoli (V) centre i'ouverture (F) ; on referme le couvercle de la chambre et, par le 

 viseur de cette chambre, on regie la mise au point. II n'y a plus ensuite qu'a garnir la 

 chambre aux images de ses deux bobines, enlever le verre depoli, reformer le couvercle 

 et lancer les disques fenetre-s au moyen de la rnanivelle. 



Quand le sujet va passer devant le champ obscur ou clair, on fait agir par un de"clan- 

 chement 1'embrayage, et le mecanisme de la chambre aux images entre en fonction, 

 tandis que sur la bobine-magasin (M) le papier opaque et la pellicule sensible se 

 d6roulent, malgr6 la pression de son rouleau compresseur, le papier opaque s'enroule, 

 maintenu par un autre rouleau compresseur, sur la bobine receptrice (R), apres avoir 

 passe sur le tambour-guide du laminoir (L) et devant I'ouverture (F). 



Pendant toutela duree de 1'operation la rnarche du mecanisme est egale et continue, 

 mais la pellicule, neaumoins, n'avance devant I'ouverture (F) que par saccades, car il 

 importe qu'a chaque eclairement des disques obturateurs il y ait un arret de la surface 

 sensible pour que les images possedent toute la nettete desirable. Ce mouvement sac- 

 cade est donne, au passage de la surface sensible devant I'ouverture (F), par unorgane 

 special qui la pince, 1'arrete et la laisse reprendre son mouvement quand 1'image est 

 reproduite. 



Des que les derniers tours de papier opaque, enroule's sur la bobine-magasin, se 

 sontderoules, la surface sensible arrive au foyer de 1'objectif devant I'ouverture (F) et 

 la chronophotographie commence. Quand la surface sensible a passe, la seconde queue 

 opaque se deroule a son tour et recouvre la pellicule impressionnee, de telle sorte qu'a 

 la fin de 1'operation il ne reste rien de la bobine (M), toute la pellicule 6tant enroulee 

 sur la bobine R, et celle-ci est prete a 6tre reprise en pleine Jumiere et portee dans 

 le laboratoire pour le developpement pbotographique. 



Pour toutes les operations, la fenetre d'admission regie 1'utilisation de la surface 

 sensible et permet de 1'economiser en la r^duisant au minimum necessaire. Si le 

 sujet a chronophotographier est plus long que large, on rapproche les volets mobiles de 

 la fenetre. Si le sujet est au contraire plus large que haut, on e"carte les volets, e 



