872 CRAPH1QUE (Methode). 



V. -- Chronophotographie microscopique. 



II est tres difficile de faire 1'etude des mouvements des organismes microscopiques, 

 car il faut reduire beaucoup la duree de pose, d'une part, et, d'autre part, il y a defaut 

 d'eclairage, puisqu'un agrandissement lineaire de cent diametres, par exemple, reduit 

 10000 fois 1'intensite lumineuse de chaque point grossi. 



1. MAREY, pour faire de la Chronophotographie microscopique, a adapts sur 1'avant- 

 corpsdu chronophotographe une caisse portantun objectifqui condense la lumiere trans- 

 mise par un heliostat. La lumiere, en passant par 4'objectif, traverse d'abord 1'avant- 

 corps de 1'appareil, les disques fenetres, dont on a ainene les fentes en coincidence, puis 

 arrive an foyer du condensateur, derriere 1'avant-corps, la ou une platine est disposee 

 pour recevoir les preparations microscopiques. La position de celte platine se regie, pour 

 la mise au point, au moyen d'une cremaillere, puis a 1'aide d'une vis micromelrique. 

 Derriere la platine porte-objet, 1'objectif microscopique est adapte une boite metal- 

 lique dans laquelle passent les rayons lumineux et 1'image grossie de la preparation 

 pour aller se reproduire sur une glace depolie de la chambre aux images. Un tube 

 microscopique, place a gauche de la boite me"tallique, permet, grace a la reflexion totale 

 d'un prisme, de rechercher les points interessants de la preparation microscopique 

 avant d'operer la chronopholographie. Une lentille de correction permet, en regar- 

 dant par 1'oculaire du lube du microscope, de regler 1'appareil de grossissement. Pour 

 effectuer les observations, il est indispensable d'interposer entre 1'objectif concentrateur 

 et 1'heliostat une feuille de papier e"pais, afin de reduire la lumiere et de menager la 

 preparation et 1'ceil de 1'operateur. Pour eviter les inconvenienls de la chaleur, on 

 interpose des ecrans de solution d'alun dans la glycerine. Grace a l'intermittence des 

 eclairages qui ont une duree infe'rieure a 1/iOOO 6 de seconde, les organismes microsco- 

 piques ne sont pas detruils par la grande chaleur de la lumiere concentree. 



NACHET a construit un condensateur de lumiere conique, a base spheroidale, qui 

 realise fort bien un champ obscur, pour les faibles grossissements, ce qui pwmet d'avoir 

 des images sur plaque fixe. Au centre de la base spherique du c<!>ne du condensateur, 

 une capsule est creusee et remplie d'un vernis noir opaque. La lumiere arrivant au 

 sommet du c6ne se trouve reflechie en rayons convergents a la base et illumine forte- 

 ment la preparation qui se detache en clair sur le fond noir central. 



2. Pour faire la Chronophotographie microscopique des mouvemenls des cils vibra- 

 tiles du manteau de la moule, NOGUES a employe, a 1'lnstitut MAREY, le dispositif 

 suivant : 



Un soufflet photographique (S) relie le microscope (M) au chronophotographe (C). La 

 lumiere donnee par la lampe a arc (B) a reglage automatique est concentred au moyen 

 de 3 condensateurs (un, place dans la lanterne; le second (A) place" entre la lanterne et 

 le disque (D), et le troisieme est le condensateur ABBE du microscope. Pour diminuer la 

 duree de I'^clairement, assurer son uniformite et avoir le meilleur rendement, le disque 

 fenetre (D) se trouve place sur le trajet du faisceau lurnineux a 1'endroit ou il est le 

 plus mince. 



3. On peut faire 1'etude chronographique des mouvements tres rapides en faisanl 

 des projections microscopiques sur ecran fenetre. Voici comment on precede : 



On s'enferme dans une chambre obscure ou la lumiere solaire ne penetre que par 

 un trou. On recueille le faisceau lumineux au moyen d'un condensateur (le faisceau 

 lumineux traverse d'abord une cuve pleine d'une solution d'alun), et on le dirige sur la 

 preparation microscopique. L'objectif microscopique, place derriere, en renvoie 1'image 

 sur un ecran perce" de trous de meme forme et de memes dimensions que la fente d'admis- 

 sion du chronophotographe qui est derriere ce trou de 1'ecran. Quand on veut avoir des 

 photographies, on presse la gachette du chronophotographe. 



Avec ce precede, la mise au point peut etre faite avec plus de perfection, plus vite, 

 et 1'observateur n'est plus expose aux dangereux effets de la lumiere concentree. 



