GRAPHIQUE (Methode). 883 



I. Mesure de la pression a I'interieur des vaisseaux sanguins. 

 Hemomanomelres enregistreurs. 



Pour mesurer la pression sanguine, on emploie deux sortes de manometres : des 

 manometres a colonne liquide et des manometres a membrane elastique. 



A. Manometres enregistreurs a colonnes liquides (a mercure ou a eau). 



Ces appareils, qu'on pourrait appeler hetnomanomctrographes, perrnettent d'enregistrer 

 la pression sanguine soit d'une fac.on directe, au moyen d'une plume fixee au flotteur, 

 soil a distance, au moyen de la transmission a airoubien au moyen de 1'enregistrement 

 e"lectrique, soit enfin au moyen de 1'enregistrement photographique. 



Quand il s'agit d'etudier des pressions faibles, comme la pression du sang dans les 

 veines, on emploie des appareils dans Jesquels 1'eau remplace le mercure. 



I. Hemomanometroyraphes directs. 



i. Voici la description d'un appareil de LUDWIG tel qu'il se trouve dans les labo- 

 ratoires. 



Sur une planchette verticale se trouve fixe" un tube de verre en U rempli, jusqu'a 

 une certaine hauteur, avec du mercure. Une des branches du manometre presente une 

 extremite coudee munie d'un robinet : c'est la branche qui sera mise en communication 

 avec 1'artere. Dans 1'autre brauche du manometre se trouve une tige appelee flotteur, 

 parce qu'elle tlotte sur la surface du mercure. L'extremite infe>ieure de cette tige est 

 renflee; son extremite superieure porte une plume inscrivante ou un pinceau. Pour 

 assurer le contact du pinceau avec la surface enregistrante, le flotteur est guide par 

 un lil de plomb ou par un archet muni d'un crin. Le flotteur doit etre assez fort, rigide, 

 et pourtant leger pour qu'il n'enfonce pas au-dcssous de la surface du mercure. On 

 le fait generalement en aluminium; son extremite renflee est en ivoire. 



Quand la pression du sang agit sur le mercure, le mercure descend dans la branche 

 qui est en communication avec 1'artere et monte dans 1'autre branche. La mesure de la 

 pression est donnee par la difference de niveau entre les surfaces de mercure contenues 

 dans les deux branches du manometre. Le flotteur suivant les mouvements de la 

 colonne mercurielle, la plume tracora sur la surface enregistrante la courbe des varia- 

 tions de pression du sang. La ligne du zero de pression est tracee par la plume quand 

 les surfaces mercurielles sont au me'rne niveau dans les deux branches du manometre. 

 Sur la planchette-support, il y a une echelle millimetrique qui perinet la lecture de la 

 hauteur de la colonne mercurielle. Naturellement, la hauteur de la courbe de pression 

 au-dessus de la ligne du ze~ro n'exprime que la moitie de la pression reelle, car elle 

 represente seulement 1'ascension de la colonne mercurielle dans une branche de mano- 

 metre. Pour avoir done la valeur reelle de la pression, il faut multiplier par deux la 

 hauteur de la courbe de pression. 



Quand les variations de pression qu'on veut etudier sont tres faibles, on amplifie 

 les mouvements du flotteur en le faisant agir sur un levier qui porte la plume inscrivante. 

 On varie 1'amplification en attachant le flotteur plus ou moins pres de 1'axe de mouve- 

 ment du levier. 



Le manometre de TRAUBE-GYON se compose de deux tubes qui s'ouvrent a leur partie 

 infe"rieure dans une boite en acier. Cette boite presente une ouverture d'6coulement qui 

 permet de vider et de nettoyer 1'appareil. Le flotteur est forme par une tige d'ivoire en 

 forme de fuseau; son extremite inferieure est entouree d'une gaine en caoutchouc dont 

 les bords inf^rieurs reposent sur la surface du menisque de mercure. Au-dessus de la 

 tige d'ivoire, il y a une tige d'acier qui porte soit une plume a encre, soit un fil de verre 

 coude pour 1'inscription sur une surface noircie au noir de fumee. Une petite capsule 

 percee, placee a 1'extremite superieure du tube, sert de guide au flotteur. Un fil de cocon, 

 ou un cheveu tendu par un poids, appuie la plume sur la surface enregistrante. GAD 

 emploie dans ce but un fil de verre creux avec un bout inferieur plein. Le cheveu ou 

 le fil de verre se trouve accroche a un support metallique qui fait partie de 1'instrument. 

 Le manometre de FRAN^OIS-FRANCR (1878) presente une Constance absolue du zero, 



