GRAPHIQUE (Methode). 887 



b. Le volume du tube du manometre n'est pas le meme pour tons les animaux; il 

 doit elre en rapport avec la taille de 1'animal sur lequel on experimente, car tin mano- 

 metre loge a son interieur une quantite de sang proportionnelle a la section de sa 

 colonne. De sorte que ce serai I produire une veritable hemorragie que de prendre la 

 pression arterielle d'un petit animal avec un manometre de gros calibre. 



II. Enregistrement de la pression sanguine au moyen de la transmission a air. 



Le ilotteur d'ivoire qui repose sur le mercure presente 1'inconvenient de ne pas 

 suivre toujours fidelement les mouvements d'ascension et de descente du merrure. 

 Parfois, il plonge dans le mercure a des degres divers, d'ou il resulte une cause de defor- 

 mation des mouvements et une inscription infidele des variations de la pression. 



Le manometre a flotteur presente de plus d'autres inconvenients d'un autre ordre : 

 par exemple, il exige 1'emploi d'une surface enregistrante verticale placee tout pres 

 du manometre; il est un appareil encombrant quand on veut faire des inscriptions 

 multiples. 



On peut facilement eviter ces inconvenients en employant la transmission a air. 

 Pour cela, on introduit le tube du manometre, sans flotteur, dans un tuyau de caout- 

 chouc qui se rend a un tambour a air inscripteur. C'est MAREY, le premier, qui employa 

 ce dispositif. On comprend facilement comment il fonctionne : le displacement du 

 mercure fait 1'office d'un piston qui foulerait on aspirerait 1'air du lube manometrique 

 jusque dans le tambour a levier. 



II est preferable de remplacer le lambour a air par un piston-recorder, car les 

 mouvements du piston sont proportionnels aux mouvements de la colonne mercurielle. 



L'inscription par la transmission a air permet d'inscrire sur n'importe quelle surface 

 enregistrante, a quelque distance que ce soit, et de disposer comme Ton voudra les 

 appareils dont on veut enregistrer simultanement les mouvemenls. Naturellement, elle 

 ne peut s'appliquer que dans les cas ou il s'agit de faibles deplacemenls de la colonne 

 mercurielle. 



L'inscription par la transmission a air est d'autant plus sensible que la colonne de 

 mercure a un plus grand diametre; dans ce cas, les mouvements du mercure deplacent 

 une plus grande quantite d'air, ce qui provoque des mouvements de deplacement d'au- 

 tant plus forts. 



i 



III. Hemomanometres enregistreurs e'lectriques. 



L'e'leclricite a e"t6 employee aussi comme moyen de transmission pour faire a distance 

 1'inscription des oscillations de la pression sanguine. 



Ainsi, le kymographion ielegravhique de KRONECKER (1881) inscrit a n'importe quelle 

 distance le nombre des millimetres parcourus par la colonne mercurielle d'un mano- 

 metre, en montant ou en descendant. Pour cela, la tige du flotteur est disposee de telle 

 facon qu'a chaque parcours d'un millimetre il y a une rupture de courant e"leetrique. 

 Chacune de ces ruptures est enregistree par un telephone inscripteur sur un cylindre 

 enregistreur. 



Nous ne pouvons donner les details de construction de cet appareil, nous renvoyons 

 au me mo ire de 1'auteur; nous donnerons seulement quelques breves indications : la 

 tige melallique du tlotteur est une vis dont les creux sont remplis de gomme laque 

 (substance isolante). Le pas de cette vis est d'un millimetre. Cette tige glisse entre trois 

 poulies qui se trouvent placees a 1'ouverture superieure du tube manometrique. Deux 

 de ces poulies sont en platine, sur elles frotte un petit balai par lequel arrive le courant. 

 Le pas de vis metallique de la tige etablit la communication et le passage du courant 

 entre ces deux poulies. Les balais qui frottent sur les poulies metalliques ont la forme 

 d'un levier a deux bras; 1'un de ces bras joue entre les machoires d'un contact elec- 

 trique par lequel le courant arrive dans le levier. La poulie en caoutchouc commande 

 aussi le jeu d'un contact electrique. 



GRCNBAUM (1898) a employe aussi 1'electricite, mais d'une facon lout a fait differente. 

 II a enregistre par la photographic les mouvements d'un tlectrometre capillaire. L'elec- 

 trometrecapillaire montrait les variations de potentiel de deux pointsdont le circuit elec- 

 trique subissaitdes changementsderesistance'provoques par les variations de la pression. 



