GRAPHIQUE (Methode). 



889 



a quel degre de pression, en poids ou en hauteur de colonne mercurielle, correspond un 

 degre donne de la deformation de la membrane elastique. 



Les deformations de la membrane elastique peuvent etre enregistrees directement, 

 au moyen d'un levier, ou bien a distance, a 1'aide de la transmission a air. 



Les manometres a membrane elastique permettent d'enregistrer la forme des varia- 

 tions rapides de pression, qui ne peut pas etre donnee par des manometres a mercure. 



I. Hemomanometrographes tlastiques directs. 



Parmi lesappareils qui appartiennent a cette categorie, il y en a qui permeltent de 

 mesurer la pression sanguine d'apres les deformations subies par un tube Elastique, 

 d'autres d'apres la deformation d'une lame ressort ou d'une membrane elastique en 

 caoutchouc ou metallique. Les variations de la pression sanguine sont transmises au 

 corps deformable par I'intermfidiaire d'un tube plein de liquide ou d'air. Les deforma- 

 tions du corps elasLique sout enregistrees directement au moyen d'un levier qui trace 

 ses mouvements sur une surface enregistrante noircie au noir de fumee. Les mouve- 

 ments a enregistrer etant tres delicats, on ne peut pas employer une plume a encre, 

 comme on le fait quelquefois pour les manometres enregistreurs a mercure. 



1. Le manometre elastique de FICK (le Federhymographiori) est le premier hSmomano- 



FIG. 133. Manometre elastique do PICK. 



metrographe elasLique metallique employe" en physiologic (1864). Gel appareil se com- 

 pose d'un lube elastique plat, comme celui d'un manometre de BOURDON, recourbe en 

 arc de cercle, ayanf une extremite mobile fermee et une extremite fixe communiquant 

 avec une artere. Le tube elastique est rempli d'alcool, tandis que le tube en plomb qui 

 le relie a 1'artere est rempli d'un liquide anticoagulant. Quand la pression sanguine 

 croit, le tube-ressort s'etend et son extre'mite' superieure libre se deplace. 



Les deplacements de 1'extremile libre sont enregistr6s au moyen d'un levier enregis- 

 treur dont la plume, pourvue d'un dispositif special, transforme les mouvements en 

 arc de cercle du levier en mouvement rectiligne. Les vibrations propres du levier sont 

 amorties au moyen d'un petit disque de papier, relie au moyen d'une tige an levier ; ce 

 disque de papier plonge dans un recipient rernpli de glycerine ou d'huile. 



Le kymographion de FICK a ete" modifie par BERING (HERMANN, Handbuch tier Phys. 

 IV, p. 234, fig. 21). 



