GRAPHIQUE (Methode). 891 



metallique en T, dont 1'une des branches va a un manometre a me rcure, et 1'autre au 

 tonographe. Lorsque Ton ouvre le robinet de la canule, le sang fait monler le liquide 

 du tube de verre renfle", et le fait passer en partie dans le tube capillaire. II resulte une 

 augmentation de la tension de 1'air contenu dans 1'appareil. 



Le manometre elasiique de HURTHLE (Federmanometer] se compose d'un bati metal- 

 lique dans lequel glisse a froltement dur une cheville qui porte a son extremite un 

 petit tambour (T). Ce tambour, de 6 a 7 millimetres de diametre, est ferme a sa partie 

 superieure par une membrane de caoutchouc sur laquelle se trouve nn disque de 3,5 

 a 4,5 millimetres de diametre. La membrane est tendue au moyen d'un anneau m6tal- 

 lique qui lamainlient pressee contre le tambour. Un tube (R) sert a amener le liquide 

 dans le tambour ; un autre tube sert a I'ecoulement du liquide. Au-dessus du tambour 

 se trouvent superposes une lame ressort(F) et un levier enregistreur (H). Une des extre- 

 mite"s de la lame ressort (F) est fixe, 1'autre estreliee par 1'intermediaire de deux pieces, 

 d'une part (piece d) avec Je disque de la membrane du tambour, d'autre part (piece 

 GH) avec le levier enregistreur. En variant la position des pieces intermediates par 

 rapport a 1'axe (A) du levier enregistreur, on varie 1'amplification des traces. Le levier 

 enregistreur est long de 120 millimetres et il amplifie 40 fois les mouvements de la 

 membrane du tambour. La lame ressort, en acier, esl choisie de telle sorte que, avec 

 1'amplification cite~e, 1'extremite du levier enregistreur se souleve d'un centimetre pour 

 une variation de la pression sanguine egale a 100 millimetres de mercure. L'amplitude 

 des mouvements du ressort est done tres faible. 



A c6te du levier enregistreur se trouve fixe" un style enregistreur immobile qui trace 

 1'axe des abscisses. On ajuste les styles enregistreurs a 1'aicle d'une vis micrometrique 

 (M) sur laquelle appuie un ressort (Fi). Un autre ressort (S-F) appuie sur une roue 

 dentee portee par la vis. 



La communication de 1'appareil avec 1'artere esl e"tablie par un large tube plein de 

 liquide. On amortit les oscillations du levier de 1'appareil en faisant un retrecissement 

 entre le tube et le tambour. 



Dans 1'appareil de HURTHLE, comme dans celui de FICK, les deplacements de la plume 

 enregistrante sont proportionnels aux variations de la pression du sang, parce que les 

 deplacements des parties elastiques sont tres petits. 



Le tonographe de FRANCK ressemble a celui de HURTHLE ; il en differe par son 

 volume, qui est beaucoup plus petit, ce qui fait que, dans une experience, on peut super- 

 poser plusieurs appareils. 



Dans 1'appareil de GAD, on trouve, la place de la membrane de caoutchouc, une 

 plaque metallique tres fine et un ressort special attache a un des bras du levier. 



Le tonomelre differentiel de HURTHLE sert a enregistrer les differences de pression 

 enlre deux vaisseaux. Get appareil se compose de deux tambours, semblables a ceux du 

 federmanometre, fixes sur le meme bati et se"pares seulenient par un court espace dans 

 lequel on a fix6 le support d'un fleau. De petites tiges, fixees sur les membranes de 

 chaque tambour, s'articulent avec les extremites du fleau. Lorsque la pression est egale 

 dans les deux tambours, le fleau est horizontal ; lorsqu'elle est superieure dans 1'un, le 

 levier oscille dans un sens ou dans 1'autre, selon le sens de la difference. Une lame 

 ressort appuie sur le fleau. 



Dans le modele construit le Cambr. Cie on a simplifie 1'appareil de HVRTHLE, et 

 on a substitu6 a la lame ressort un ressort spiral. 



3. L'he'monianomf'trographe a membrane elastique en caoutchouc n'est, en definitive, 

 qu'un petit tambour enregistreur de MAREY, a membrane tres forte, rempli de liquide, 

 et qui, par 1'intermediaire d'un tube, communique avec le sang. 



Dans 1'appareil de HURTHLE (le Gummimanometer) le tambour, qui presente 18 milli- 

 metres de diametre et une hauteur de 9 millimetres, est muni de deux lubes, de 

 3 millimetres de diametre, dont 1'un sert au remplissage du tambour avec tine solution 

 anticoagulante, et 1'autre, a la communication de 1'appareil avec 1'artere. Au support du 

 tambour se trouve fixe, en dehors du petit support du levier enregistreur qui inscrit les 

 deformations de la membrane du tambour amplifiers 40 fois, un style enregistreur fixe 

 qui trace 1'axe des abscisses. Une lame d'acier peut, sous 1'action d'une vis, deplacer 



