892 GRAPHIQUE (Methods). 



les styles enregistreurs de maniere a r6gler leur position sur la surface enregistrante. 



L'appareil de HURTHLE a subi quelques petites modifications pen importantes, dans 

 ses parties accessoires. 



COWL (1890) a ajoute & 1'appareil de HURTHLE un ressort spiral qui appuie sur la 

 plaque metallique et amortit les oscillations de cette plaque. 



v. FREY a construit aussi un touographe, forme essentiellement d'un tambour de 

 MAREY rempli d'eau, et dont la membrane presents un petit coin, dont l'are"te est en 

 contact avec un style enregistreur. Ce contact est assur6 par un ressort regie par une 

 vis. 



GAD a remplace la membrane de caoutchouc de Tappareil de HURTHLE par une plaque 

 tres fine de me*tal. 



Le kymographe tympanique de SEWALL et DORANCE (1887) est aussi un manometre a 

 membrane elastique. Get appareil se compose d'un tube en laiton se prolongeant en 

 une sorte d'entonnoir reconvert d'une membrane metallique, ayant 2 centimetres 1/2 

 environ de diametre et une epaisseur de 0,03 millimetres. Ge tube plein d'une solution 

 anticoagulante communique avec 1'artere. Une tige met en relation la membrane metal- 

 lique avec un levier enregislreur, dont 1'axe est port6 par un support fix6 au support 

 de 1'appareil. SEWALL a choisi la forme de la membrane du tympan, pour la membrane 

 de son appareil, se basant sur les recherches de HELMHOLTZ qui croit que I'efficacite de 

 la membrane du lympan a recevoir les vibrations sonores depend en grande partie de 

 sa forme convexe en enlonnoir. 



Le manometre metallique de GREHANT (1892), bas6 sur le principe du barometre 

 aneroide, est form 6 d'une plaque solide sur laquelle on a soude une boite circulaire de 

 10 centimetres de diametre, ferme'e par une membrane metallique. La boite est remplie 

 de bicarbonate de soude. Les mouvements de la membrane metallique sont transmis 

 un levier en aluminium ayant 38 ou 40 centimetres de longueur. 



4. Le manometre a torsion de ROY ^1887) se compose d'une sorte de piston-recorder 

 communiquant par 1'intermediaire d'un lube plein de liquide avec la cavite cardiaque. 

 Quand la pression augrnente, le piston se souleve; alors, la tige du piston tire sur une 

 lame-ressort et tend & la tordre. La lame-ressort est fixee au moyen de deux pinces sur 

 un cadre vertical. On varie la resistance opposee aux mouvements de la tige du piston, 

 en variant la longueur de la lame, en rapprochant ou en eloignant les pinces qui fixent 

 la lame-ressort, ou en mettant des lames elastiqnes de differentes epaisseurs. La tige 

 du piston, reliee a la lame-ressort, presente un fil qui s'enroule sur une poulie fixee sur 

 1'axe d'un levier enregistreur. En enregistrant les mouvements de ce levier, on enre- 

 gistre les deformations de la lame-ressort, et par consequent les variations de la pres- 

 sion sanguine auxquelles ces deformations sont proportionnelles. Le tube qui relie 

 1'appareil avec la cavite cardiaque presente une branche laterale qui sert a mettre 

 1'appareil en communication avec un manometre a mercure quand on fait 1'elalonnage 

 de 1'appareil. 



5. L'appareil de COWL (1889) (Blutwellenzeichner) inscrit les variations de longueur 

 d'un tube de caoutchouc qui communique avec une artere. Les variations de longueur 

 du lube sont proportionnelles aux variations de la pression, car le tube en caoutchouc 

 est construit de telle fac.on qu'il ne peut pas subir des changements d'epaisseur ; ce qui 

 fait que toutes les variations de la pression inte"rieure se manifestent par des changements 

 equivalents de longueur. Le levier enregistreur est place entre 1'extremite de ce tube 

 et un ressort spiral. 



6. Le manomelre metallique de BEER (1896) se compose d'un ressort creux rempli 

 d'air et mis en communication avec une artere par un tube plein d'une solution a 

 1 p. 100 de citrate de sodium. Les mouvements de ce ressort metallique sont transmis 

 a deux leviers, dont 1'un trace les mouvements sur un cylindre enregistreur, etl'autre 

 porte un index qui se deplace sur une feuille qui porte des chiti'res. L'etalonnage de 

 1'appareil est fait d'une facon empirique 



