894 



GRAPHIQUE (Methode). 



une helice formant le pivot de 1'aiguille. En meme temps que 1'aiguille marque les 

 valeurs absolues des pressions, ces pressions sont transmises a distance a un tambour 

 a levier enregistreur par 1'intermediaire d'une caisse a air comprise dans 1'appareil. 



III. Etalonnage des manometres elastiques. 



Voici le procede employe par MAREY pour graduer les manomelres e"lastiques : 

 On prend un flacon de verre qu'on met en relation avec un manometre 6lastique. 

 On introduit dans ce flacon 1'orifice d'un tube qui se rend a im manometre a mercure; 

 enfin, on y introduit aussi un tube par lequel on peut comprimer 1'air du flacon a des 

 pressions variables. Tons ces tubes traversent un large bouchon et sont bermetique- 

 ment lutes au goulot du flacon. On insuffle de 1'air dans le flacon jusqu'a ce que le 

 manometre indique un centimetre de mercure au-dessus de la 

 pression atmospherique ; on note alors pour le levier du manometre 

 elastique le niveau auquel cette Elevation de pression 1'a souleve". 

 On r6pete cette experience 15 ou 20 fois avec des pressions crois- 

 santes. On obtient ainsi une graduation exp6rimentale qui permet 

 d'estimer, dans un trace, la valeur reelle des pressions expri- 

 mees par les changements de hauteur de la courbe. 

 L'appareil employ^ par ROY, pour effecluer la graduation 

 du manometre e"laslique, est constitue de 

 la facon suivanle : L'une des branches 

 d'un manometre a mercure en U com- 

 munique d'une part avec le manometre 

 elastique et d'autre part avec un ballon 

 en caoutchouc. Ge dernier est place entre 

 deux plaques de bois articulees par une 

 charniere. On comprime le ballon en 

 abaissant la plaque de bois superieure a 

 1'aide d'une vis. On fait varier, de celte 

 facon, la pression dans le manometre 

 elastique, graduellement de 10 en 10 mil- 

 limetres de mercure. A chaque pression 

 nouvelle, on fait tracer, par le levier du 

 manometre elastique, une droite sur la 

 surface enregistrante. On oblient ainsi 

 l'e"chelle de graduation. 



Le dispositif employe par HURTHLE est 

 encore plus simple et plus commode. 

 Un manometre a mercure, compose 

 d'une longue branche et d'une petite 



branche tres large, presente a sa partie coudee un ballon. Le tube, le ballon de caoutchouc 

 et la moitie de la large branche du manometre sont remplis de mercure. La partie supe- 

 rieure de la large branche du manometre est remplie d'eau et communique avec le ma- 

 nometre elastique. En comprimant le ballon de caoutchouc on fait varier la pression; 

 la lecture de la hauteur de la colonne mercurielle nous indique sa valeur. Dans le 

 manometre elastique il penetre tres peu de liquide; pour 200 millimetres de mercure, 

 a peine penetre-t-il dans la capsule une goutte. Pour chaque pression differente donnee 

 par le manometre a mercure, le levier enregistreur trace une ligne de 1'echelle de 

 graduation du manometre elastique. 



Pour tous les appareils a membrane elastique, il faut, a chaque experience, refaire 

 la graduation empirique; car 1'elasticite du ressort peut varier. 



FIG. 135. Manometre de MAREY. 



C. Technique generate : Canules; solutions anticoagulantes; preparation 

 de 1'artere; pression veineuse. La technique de 1'enregistrement de la pression 

 sanguine comprend quatre phases : I. Preparation du manometre, soit elastique, soil a 

 mercure; II. Mise a nu et preparation de 1'artere; III. Introduction et fixation d'une 



