900 GRAPHIQUE (Methode). 



disposition du pouls et on lit sur le cadran du manometre la pression qui a produit ce 

 r6sultat. 



2. Le sphygmomanometre de RiVA-Rocci (1896) est coustitue de la facon suivante : 

 line bande hemostatique d'EsMARCH est appliquee autour du bras, vers son milieu, 

 les muscles etant relaches. On ati2:mente la pression de la bande jusqu'au moment ou 

 le doigt de 1'observateur ne pergoit plus les battements de la radiale. - - La pression 

 graduelleme-nt croissante de la bande est obtenue au moyen de 1'insufflateur RICHARDSON 

 Cette bande est constitute par un manchon forme d'un tube creux de para, comme la 

 chambre a air de la bicyclette, revetu ei 1'exterieur par un fourreau cle tissu inexten- 

 sible. On gonfle le manchon qui est mis en communication avec un manometre quel- 

 conque, a mercure ou metallique. Ce manometre est place entre la bande d'EsMARCH 

 t 1'insufflateur. 



IV) On a essaye de mesurer la pression du sang a 1'aide du spbygmographe. - 

 Ainsi VIERORDT (1855) faisait le petit calcul suivant pour evaluer la pression dans 1'artere 

 radiale a 1'aide de son sphygmographe : la surface de la plaque qui appuie sur 1'artere 

 tant de 12 millimetres carres, le poids souleve par chaque pulsation etant de 40 gram- 

 mes, et la hauteur de soulevement de ce poids, par chaque pulsation, etant de 0,23 mil- 

 limetres environ, le travail effectue' par une pulsation est de 9,2 grammillimetres. En 

 augmentant le poids qui appuie sur 1'artere jusqu'a 1'ecrasement de 1'artere, on pour- 

 rait calculer la pression exisla'nt dans 1'artere. 



LUDWIG, un an apres VIERORDT, montra que ce procede ne petit pas donner la valeur 

 reelle de la pression du sang. En effet, 1'inegalite des arteres introduit des erreurs dans 

 ce genres de mesures, comme MAREY 1'a demontre (1876). Ainsi, chez un meme individu 

 ayant les radiales de diametres differents, on trouve a 1'aide du sphygmographe des 

 pressions differentes. 



B. Mesures de la pression a 1'aide des plethysmographes. i) MAREY (1876) 

 a essaye de mesurer la pression du sang chez 1'homme par la valeur manometrique de 

 la contre-pression qui empecherait 1'abord du sang dans les tissus. Pour cela, MAREY 

 employa un cylindre, comme dans le plethysmographe de Mosso, dans lequel le doigt 

 seul est plong6 dans le liquide. L'appareil se compose d'un tube qui reroit le doigt 

 enveloppe d'un petit sac de caoutchouc tres mince qui se reflechit sur les bords du tube 

 et est foctement lie A 1'exterieur de celui-ci. Un manchon de taifetas inextensible est lie 

 par-dessus le caoutchouc qu'il empeche de faire hernie. Le tube rempli d'eau et bien 

 purge d'air est en rapport, d'une part avec un manometre qui indique la valeur de la 

 pression a laquelle le doigt est soumis, et d'autre part avec une pelote remplie d'eau 

 qu'on peut comprimer plus ou moins. 



Avec cet appareil, il est impossible, meme en portant la contre-pression jusqu'ci 28 

 et 30 cm. de mercure, d'eteindre les oscillations du mercure, et cependant ces chiffres 

 sont certainement superieurs a la pression du sang. Ces oscillations sont dues evidem- 

 ment aux mouvements de totalite imprime's a 1'appareil par les pulsations des tissus 

 non immerges dans 1'appareil. Ce procede ne peut done donner le maximum de la 

 pression sanguine; maisil peutindiquer le point auquel la pression interieure dn sang et 

 la pression interieure de 1'eau se font equilibre : c'est le moment ou les oscillations du 

 mercure sont a leur maximum d'amplitude. 



2) Mosso (1895), au lieu de chercher la valeur de la pression ext6rieure qui empeche 

 la circulation du sang dans une extremite du corps, mesure a 1'aide de son sphygmo- 

 manometre la pression exterieure sous laquelle les pulsations des arteres acquierent 

 le maximum de leur ampleur. 



L'appareil de Mosso se compose de deux tubes de metal, longs environ de 160 mil- 

 limetres et ayant 25 millimetres de diametre. Ces tubes sont superposes et communi- 

 quent entre eux par leurs parties moyennes. Les quatre ouvertures de ces tubes sont 

 fermees chacune par uu doigt de gant en caoutchouc mince, dans lesquels on inlroduit 

 le doigt annulaire et le medius de chaque main. On peut changer les doigts de gant, 

 selon les dimensions des doigts qu'on examine. 



Pour remplir ces deux tubes d'eau, on se sert d'une bouteille dont le fond est muni 



