GRAPHIQUE (M6thode). 9Ut 



d'une tubulure. Un robinet fait communiquer Teau contenue dans les tubes melalliques 

 avec un manometre a mercure pourvu d'un flotteur inscripteur. On augmente la pres- 

 sion de 1'eau contenue dans 1'appareil a 1'aide d'un piston. 



3) HURTHLE (1896), pour mesurer la pression du sang cbez 1'homme, dans I'avant-bras, 

 commence par rendre la pression nulle dans les arteres de ce membre, en 1'anemiant 

 par une bande e"lastique posee sur le bras et I'avant-bras. Ensuite I'avant-bras est 

 introduit dans un cylindre qui communique avec un manometre. On remplit d'eau 

 1'espace compris entre I'avant-bras et la paroi du cylindre. En relachant la bande 61as- 

 tique, le sang penelre dans les arteres. La penetration du sang est empeche'e par la 

 masse incompressible d'eau qui n'a d'autre issue que vers le manometre. La pression 

 augmente dans le cylindre, et le sang ne peut penetrer que tant que sa pression dans 

 les arteres est superieure a la pression exterieure de 1'eau; cette derniere donne la 

 pression du sang. On peut enregistrer les oscillations de la pression. 



Cette methode permet de faire une experience d'une duree assez longue et non pas 

 seulement de courte duree, comme avec les methodes de BASCH et de MAREY. 



4) Voici la methode de FREY (1896) pour la mesure de la pression du sang chez 

 1'homme : 



On enfonce la main dans du mercure ; 1'endroit de la main dans lequel on sent les 

 pulsations indique la limite a partir de laquelle le sang ne penetre plus dans les arteres, 

 la pression exercee par le mercure a la surface de ces points-la, etant egale a la pres- 

 sion du sang. 



Par exemple, la main etant verticale, supposons qu'on 1'enfonce dans du mercure 

 jusqu'a la tete des metacarpiens; la hauteur du doigt donne la hauteur de la colonne 

 de mercure egale a la pression du sang. 



C. Mesures de la pression du sang dans les capillaires. Voici le precede 

 de KRIES (1875) pour mesurer la prcssion du sang daus les capillaires : on applique 

 sur la peau des lames de verre ayant une surface de 2 mm. 5 a 5 millimetres carres 

 et chargees de poids jusqu'a ce que la peau palisse. Ge qu'on mesure par ce precede en 

 realite, ce n'est pas la pression reelle dans les capillaires, mais seulement 1'exces de 

 celte pression sur la tension des tissus et la contre-pression qu'ils exercent sur les 

 capillaires. 



Pour rendre exsangue la peau, BLOCH a imagine de la comprimer a 1'aide d'une tige 

 metallique, entrant dans un etui qui contient un ressort a boudin. La tige se termine 

 par un etrier d'acier dont la base est formee par un disque de verre de 8 centimetres de 

 diametre. 



II 

 Sphygmographie. 



Lesappareils qui serventa enregistrer les pulsations des vaisseaux s'appellent sphyg- 

 mographes, et les traces obtenus : sphygmogrammes (a^uyp.^ = pouls; ypa<pT]':=: ecriture). 



L'idee d'etudier le pouls autrement que par le toucher semble etre tres ancienne. 

 L'histoire nous apprend que GALILEE a construit un appareil (pulsologie) pour 1'etude 

 du pouls; malheureusement, nous ne savons pas en quoi consistait cet appareil. 



KING (1837), ayant observe les oscillations imprim^es a une jambe croisee par les 

 battements de 1'artere poplitee, cut 1'idee de faire quelque cbose d'analogue pour 

 rendre evidents les mouvements d'expansion des veines du dos de la main. Pour cela 

 il colla au moyen d'un peu de suif, pres de la veine a explorer, la grosse extremity 

 d'un fil de verre ou de cire a cacheter etire. Ce fil formait une sorte de levier dont 

 1'extremite fine amplifiait les petites impulsions re<jues pres de la grosse extremilr 

 collee a la peau. 



Le premier sphygmographe a ete construit par VIERORDT (1855). En 1856, MAREY, en 

 construisant un sphygmographe tres pratique, init entre les mains des physiologistes 

 et des medecins un appareil grace auquel la sphygmographie entra dans la pratique. 



