902 



GRAPHIQUE (Methode). 



FIG. 136. Trac6 h^mautographique 

 du pouls. 



Depuis lors, de nombreuses formes de sphygmographes ont e'te imagine'es; elles 

 different par des details de construction peu importants. 



La forme de la pulsation peut elre enregistre"e chez les animaux, sans 1'aide d'un sphyg- 

 mographe proprement dit. - - Pour cela, il suffit d'inciser un vaisseau et de recevoir le 

 jet de sang qui s'en e"chappe sur la feuille de papier d'un enregistreur quelconque. Le 

 jet de sang montant plus ou moins haut, selon la pression que le sang possede dans 

 le vaisseau, son trace" sur le papier reproduira ces variations de hauteur. Le trace ainsi 

 obtenu peut e"tre appele un htmautogramme. Ce proced6, dans lequel le sang trace lui- 



meme son graphique, a ele appele par LANDOIS, qui 1'a 

 imagine : methode hemautographique. 



Les traces obtenus avec de bons sphygmographes et 

 les hemautogrdmmes sont identiques. 



I. Sphygmographes directs. 



Tous les sphygmographes se composent essentielle- 

 ment d'un levier enregislreur qui rec,oit les impulsions 

 d'une artere. Le rnoyen le plus simple d'improviser un 

 sphygmographe est le suivant : 



On colle un brin de paille an voisinage d'une ar- 

 tere; la partie du brin de paille la plus rapprochee du 

 point colle repose sur 1'artere; I'extr^mite libre portei 

 une plume qui inscrit sur une surface en mouvement 

 recouverte de noir de fumee, les impulsions de 1'artere. 



En general, entre le levier enregistreur et 1'artere, 

 il existe une piece interrne'diaire qui sert aexercer diffe- 

 rentes pressions sur la paroi arterielle. La necessite 

 de cette piece a et6 montree par 1'experience. En effet, 

 si on n'exerce aucune pression sur 1'artere, les traces 



obtenus sont trop petits. Dans certains sphygmographes, on exerce cette pression a 

 1'aide d'un poids, dans d'autres, a 1'aide d'un ressort. 



A. Sphygmographes & poids. -- Le sphygmographe de VIERORDT (1855) se compose 

 d'un levier (1) qui peut tourner dans un plan vertical autour d'un axe horizontal. -- Ce 

 levier presente une tige verticale terminee par une plaque (6) ayant une surface de 

 12 millimetres carres; cette plaque s'applique sur 1'artere. Le levier supporte deux 

 petites cupules dans lesquelles on met des poids. En variant les poids, onvarie la pres- 

 sion exercSe par le Jevier sur I'artere, et par consequent, la resistance opposee par le 

 levier a son enlevement pendant la pulsation arterielle. On n'inscrit pas directement 

 le mouvement en arc de cercle de 1'extremite du levier, mais on transforme ce mouve- 

 ment en un mouvement vertical i 1'aide d'un dispositif analogue a celui du parallelo- 

 gramme de WATT. Un second levier (/'), plus court que le premier, est articule au 

 premier levier au moyen des barres transversales contenues dans un cadre quadrangu- 

 laire(p).A rextremite" infe"rieure de ce cadre est fixee une tige qui porte la pointe inscri- 

 vante. Les traces obtenus presentent une periode ascendante e"gale a la periode des- 

 cendante. Get appareil a e"te modifi6 par ABERLE et BERTI. 



L'angiographe de LANDOIS est aussi un appareil a poids. On place differents poids 

 dans la coquille (g) qui est dans le prolongement de 1'axe relie a la pelote qui appuie 

 sur 1'artere. Cette pelote (p) souleve une tige dentee qui s'arlicule avec une roue 

 dentee fixee sur 1'axe du levier (comme dans 1'appareil de MAREY). La plume pre"- 

 sente un dispositif qui permet d'avoir 1'inscription rectiligne; une epingle coudee (n) est 

 attachee par une articulation : son propre poids la fait pendre ; ellese deplace devant 

 une plaque noircie qui est en mouvement derriere elle. 



Le sphygmographe de SOMMERBRODT (1876) n'est qu'une modification de 1'appareil 

 precedent. Dans cet appareil, le poids est mobile surle levier, ce qui fait qu'on peut 

 connaitre etfaire varier exactement la pression qu'on exerce sur 1'artere. 



Dans le sphygmographe de BAKER (1867), la pulsation est immediatement transmise 



