GRAPHIQUE (Methode). 905 



pliqu6 aussi a un enfant. La pression sur le ressort est regle'e c\ 1'aide d'une roue qui 

 agit, quand on latourne, par Pintermediaire d'un coin qui appuie sur le ressort. On 

 peut faire, facilement, au moyen d'une vis, 1'ajustemenl de 1'appareil au pouls, mfinift 

 quand il y a deja fixation au bras. - - La longueur de 1'appareil, 6tant donnee sa posi- 

 tion transversale, est moindre que celle du sphygmographe de MAREY. 



Le sphygmographe de MAHOMED (1872-73) differe tres peu de 1'appareil de MAREY. La 

 pression sur le ressort est exercee au moyen d'un excentrique, les pressions sont lues 

 sur un disque. 



Dans 1'appareil de STONE (1875), il y a une table support pour le bras. L'inscrip- 

 tion se fait sur une plaque de verre enfumee. Le slyle inscripteur est en aluminium. 

 II n'y a pas de levier intermediaire entre le ressort et 1'index; il est remplac6 par une 

 vis fixee au ressort et engrenant avec les dents d'une petite roue, qui est fixee a Parbre 

 de Pindex. L'index est equilibre par un ressort helicoidal forme par un fil en acier. Ce 

 ressort spiral est attache par deux fils de soie, dont une extremite est fixe'e a 1'arbre de 

 Pindex, et Pautre au ressort. L'indicateur est aussi maintenu entre deux ressorts, ce 

 qui fait qu'il n'y a pas d'erreurs. 



THANHOFFER a modifie aussi 1'appareil de MAREY. 



Le sphygmographe de v. FREY se compose d'un support double : Pun qui se fixe sur 

 Pavant-bras, et Pautre qui supporte le sphygmographe proprement dit. Le premier, en 

 forme de cadre dont les deux cotes longitudinaux sont des rails, est attacb.6 a Paide d'un 

 rnhan a Pavant-bras; sur les rails de ce support peut glisser le second support qui porte 

 le ressort en forme de lame qui appuie sur Partere. Ce second cadre est Iix6 au premier, 

 a 1'aide d'une vis, quand le bouton du ressort est bien plac6 sur Partere. Le ressort 

 qni appuie sur Parlere presente une vis de re"glage de la pression. La transmission 

 du mouvement du bouton au levier enregistreur se fait comme dans le sphygmographe 

 de MAGH, a Paide d'une piece intermediaire arliculee, avec cette difference toulefois 

 que cette piece n'est altachee au bouton que quand ce dernier est bien place sur 

 Partere. L'inscription se fait sur un petit cylindre mis en mouvement par un meca- 

 nisme d'horlogerie. Ce cylindre peut tre rapproche de la plume enregistrante a Paide 

 d'une vis sans fin. Un petit electro-aimant inscrit le temps. 



Dans le sphygmographe de LONGOET (1868), la piece principale est une tige vprticale 

 terminee a son extremite superieure par une potence supportant un fil qui s'enroule 

 autour d'un axe mobile, et a son extremite inferieure par une tres petite plaque qui 

 doit elre en contact avec la peau. Un double ressort, appuye sur cette tige, la ramene 

 de haul en has quand le choc arteriel Pa soulevee de bas en haul. Sur un axe mobile 

 est fixee une roue a laquelle chaque mouvement vertical de la lige fait decrire un arc 

 de cercle en rapport avec la hauteur du mouvement principal. La tige transmet a une 

 aiguille mobile un mouvement par lequel est indiquee la pression de la plaque sur 

 Partere et la force de projection de la pulsation. Une plume ordinaire, terminee par une 

 tige arlicule'e et soudee a une pince a pression continue, s'applique sur la roue et suit 

 son mouvement. Elle decrit un trait horizontal quand la tige principale decrit un mou- 

 vement vertical. 



Le papier passe entre deux cylindres qu'un mouvement d'horlogerie fait tourner Pun 

 sur Pautre. La bande de papier est longue de un metre environ. La vitesse d'en- 

 trainement du papier est plus grande que dans le sphygmographe de MAREY. La partie 

 du papier sur laquelle se fait Pinscription est appliquee sur le mouvement d'horlogerie 

 et celui-ci est mu par une vis plantee dans un socle de bois. Sur ce socle deux supports 

 mobiles servent a maintenir le bras, sans que celui-ci subisse aucune pression. On 

 abaisse 1'appareil comme une cremaillere. La plume est tresmaniable : on peut Pelever, 

 sa brancbe fixe peut etre raccourcie ou allongee. Get appareil est en meme temps un 

 dynamometre. 



Le sphygmographe de VAUGHAN (1888) se compose d'une table support, d'une goul- 

 tiere pour le bras, de la partie essentielle du sphygmographe de MAREY et d'une 

 plume en verre a encre qui inscril sur une bande de papier qui passe transversalement 

 sur le bras. Le papier, enroule sur un cylindre vertical, va s'enrouler sur un autre 

 cylindre mis en mouvement par un m6canisme d'horlogerie. Un des cylindres est place" 

 a droite du bras, Pautre a gauche. Derriere la bande de papier se trouve une petile 



