906 GRAPHIQUE (M6thode). 



plaque metallique, sur laquelle se fait 1'inscription. Quand la plume est lancee trop 

 haul, elle louche un ressort qui se trouve au-dessus. 



Le sphygmographe de HOLDEN (1873) est aussi un appareil a encre. Dans cet appareil 

 1'inscription se fait horizontalement sur une bande de papier qui se deplace dans la 

 direction de 1'axe du bras. Le mouvement d'horlogerie est contenu dans la boite en bois 

 du support, qui s'attache par un lacet au bras. Le ressort qui appuie sur 1'artere presente 

 une courbure speciale qui permet d'avoir le mouvement du levier inscripteur dans un 

 plan horizontal. Pour la pression, on a une vis avec un disque gradue. 



Pour les experiences de longue duree, faites dans les laboratoires, on n'emploie pas 

 des sphygmographes qui enregistrent les pulsations sur des surfaces solidaires de I'ap- 

 pareil, mais sur n'importe quel cylindre enregistreur. Citons, parmi les appareils de ce 

 genre, le sphygmographe de LUDWIG (construit par PETZOLD). 



Dans cet appareil, le levier enregistreur ne se deplace pas dans un plan vertical et 

 parallele a 1'axe de Pavant-bras, mais dans un plan perpendiculaire a cette direction. 

 Le levier faisant saillie sur le c6te externe de 1'avant-bras peut etre facilement approche 

 d'un cylindre enregistreur. Le levier porte a son extremite un dispositif special qui 

 Iransforme ses mouvements en arc de cercle en mouvements rectilignes. Le bouton du 

 ressort qui appuie sur 1'artere est relie au levier enregistreur au moyen d'un dispositif 

 analogue a celui qui existe dans 1'appareil de MAREY. 



Le bras sur lequel on pose le sphygmographe est fixe dans un support, et la main 

 sert une poigne"e de bois. Le cadre est attache au moyen d'un lacet. 



II. Le sphygmographe de DUDGEON est remarquable par ses petites dimensions (6 cen- 

 timetres dans tous les sens) et par la commodity de son application. Cet appareil se 

 compose d'un petit cadre auquel est fixe un ressort reglable a 1'aide d'un disque mobile 

 autour d'un excentrique. Les mouvements de la pelote fixee au ressort sont d'abord 

 transmis au levier angulaire, par I'intermSdiaire d'une attache annulaire ; ensuite, du 

 levier, par 1'intermediaire de I'attache au levier angulaire. Un contrepoids assure le 

 contact de ces pieces. La pointe inscrivante, qui repose par son poids stir la surface du 

 papier, est reliee par une articulation a 1'extremile du levier. Un mecanisme d'horlo- 

 gerie, plac6 dans une boite fixe sur le cot posterieur du cadre, met en mouvement 

 des galets qui entrainent une bande de papier noirci. Le mecanisme d'horlogerie peut 

 marcher pendant deux minutes de suite. 



Le sphygmographe de DUDGEON, de meme que le sphygmographe de MAREY, a servi 

 de type a de nombreux appareils. 



VAN SANTVOOD (1885) a place, sur la courroie qui iixe 1'appareil de DODGEON au poignet, 

 un petit tourniquet qui permet de mieux placer 1'appareil. 



JAQUET (1890) a construit un sphygmographe de precision sur le type de 1'appareil 

 de DUDGEON. Dans 1'appareil de JAQUET, un dispositif special permet d'avoir 1'enregis- 

 trement du temps (des demi-secondes) ; un autre dispositif permet de varier la vitesse 

 de translation du papier. Celui-ci peut se deplacer soit avec la vitesse de qualre centi- 

 metres par seconde, soit avec la vitesse d'un centimetre par seconde. 



Recemment JAQUET (1902) a modifie les leviers de son sphygmographe, qui etaient 

 semblables a ceux de 1'appareil de DUDGEON. Les leviers de 1'appareil de DUDGEON, 

 etant peu solidaires entre eux, ne donnent pas des traces fideles ; 1'inertie des pieces 

 deTorme cousiderablement la forme des pulsations. 11 n'en est plus de meme avec le 

 nouvel arrangement des leviers fait par JAQUET. Dans cet arrangement, la transmission 

 des mouvements du levier cotide au levier enregistreur se fait a 1'aide d'un petit engre- 

 nage; le levier coude, aulieu d'etre completement rigide, est en partie elastique, grace 

 aux lames-ressorts intercalees sur la branche horizontale et sur la branche verticale. 

 Par suite de ce dispositif, la solidarity des pieces est grande, et les traces obtenus sont 

 remarquables par leur fidelite. 



Une partie de 1'appareil de DUDGEON, le dispositif a faire progresser une bande de 

 papier, a e"te adopte dans plusieurs appareils. Ainsi PETZOLD 1'a ajoule au support du 

 sphygmographe de LUDWIG, que nous avons decrit pr6cedemment. 



III. Le Kphygmographe d'EoEs (1888) ressemble a celui de POND (dont on verra la 



