GRAPHIQUE (Methods). 907 



description plus loin); il en dilfere par 1'absence de liquide et de la membrane en 

 caoutchouc. One tige metallique, portantla pelote qui appuie sur 1'artere, glisse dans un 

 tube ressort termine par un pied elargi. Ce tube est supports par un petit ressort qui 

 sert a varier la pression el non pas a la mesurer. Ce tube, a son tour, glisse dans un 

 autre qui sert de base a 1'appareil. La tige qui porte la pelote agit sur un levier coude 

 quitransmet ses mouvements a une legere plume debois qui inscrit ses mouvementssur 

 une bande de papier enfumee. Le papier est entraine horizontalement par un meca- 

 nisme d'horlogerie qui se trouve a 1'extrernite superieure de 1'appareil, en haut, comme 

 dans 1'appareil de POND. 



Get appareil presente 1'avantage que la position de la plume sur le papier est elle- 

 meme une indication et une inscription de la pression; de plus, la pression peut etre 

 variee pendant que le papier est en mouvement. 



IV. L'angiometre ou sphygmographe de HURTHLE se compose d'une tige presentant a 

 une de ses extre"mites une petite plaque qui repose sur 1'artere nue ou recouverte de 

 tissus. A 1'autre exlremite de la tige, et faisant un angle droit avec elle,il y a une lame- 

 ressort en acier. Ce ressort est fixe a 1'extremite d'une lame-support recourbee de telle 

 fac,on que son extremit6 qui ne porte pas le ressort vient juste en face de la tige. A cette 

 extre"mite se trouve fixee une plume enregistrante qui trace 1'axe des abscisses; en mfime 

 temps cette extremit6 sert de support a 1'axe d'un levier enregistreur auquel la tige 

 qui repose sur 1'artere transmet ses mouvements. Toujours au me'me point de la lame- 

 support recourbee se trouve une tige-support qui va dans une direction opposee a celle 

 de la tige qui repose sur 1'artere; cette tige traverse une plaque-support et porte un 

 index. A 1'aide d'une vis, d'un ecrou et d'un ressort a boudin, on fait descendre ou 

 monter la tige-support qui porte tout le systeme decrit precedemment. La position de 

 1'index de la tige donne la mesure de ces emplacements. 



Tout 1'appareil est porte par un support special qui permet de donner a 1'appareil 

 n'importe quelle position. La pression de la lame-ressort sur la tige qui appuie sur 

 1'artere est regime a 1'aide d'une vis. 



Quand on veut etudier les mouvements et la pression d'une artere denudee, on 

 adapte a cet appareil une gouttiere dans laquelle on place 1'artere. 



C. Sphygmographe a ressort et a poids. II y a des sphygmographes qui 

 sont a la fois des appareils a poids et a ressort. Citons comme exemple de ce genre 

 d'appareil le sphygmoscope de MOROKHOVETZ, qui peutservir a la fois de sphygmographe et 

 de sphygmometre. 



II. Sphygmographes a transmission. 



A. Sphygmographes transmission & air. - - On peut inscrire a distance les 

 pulsations arterielles, en procedant de la fac.on suivante : on appuie simplement avec le 

 doigt sur 1'artere un tube en caoutchouc relie a un tambour inscripteur ou a un piston- 

 recorder. C'est ainsi qu'a precede BLIX. 



Celte methode est tres grossiere et ne donne de bons resultats que pour les pulsa- 

 tions tres fortes. Gene~ralement on emploie des sphygmographes speciaux qui different 

 entre eux par 1'arrangement du tambour explorateur. 



I. Le sphygmographe a transmission de MAREY, le plus repandu des sphygmographes, 

 peut etre considere comme le type de tous les sphygmographes a transmission. Cet 

 appareil est tout a fait semblable au sphygmographe direct : seulement le ressort qui 

 appuie sur 1'artere, au lieu d'etre en relation avec une plume inscrivante, est en rela- 

 tion avec la membrane d'un tambour a air. La position du tambour etait, dans le type 

 primitif, verticale; plus tard, MAREY a place le tambour horizontalement, de facon que, 

 entre la membrane et le ressort qui appuie sur 1'artere, il y ait un contact plus intime. 



Le support du tambour a subi differentes modifications de la part de constructeurs : 

 VERDJN, ZIMMERUANN, etc. 



Le sphygmographe de MEURISSE (1874), construit par MATHIEU, se compose d'une petite 

 plaque me'lallique surmontee d'une tige terminee en pointe. A cette tige est attachee la 



