908 CRAPHIQUE (Methode). 



portion horizontal d'un ressort recourbe qui vient se continuer par son autre extre- 

 mite avec une plaque beaucoup plus grande et qui repose sur un morceau de cuir 

 destine a etre attache. Gette derniere plaque n'est pas entiere, elle est couple en son 

 milieu pour donner passage a la plaque qui s'applique sur 1'artere. La grande plaque- 

 support porte sur ses parties laterales deux colonnes munies de dents a cremaillere. Le 

 tambour a air de MAREY est porte" par deux colonnes laterales creuses qui peuvent etre 

 introduces dans les colonnes pleines; une vis fait descendre le tambour au moyen de la 

 cremaillere. L'appareil enregistreur contenu dans le couvercle de la boite de 1'appareil 

 est mis en mouvement par un poids. Une bande de papier passe entre deux poulies. 

 Inscription a 1'encre (BREGUET). par la plume du tambour. 



On peut enregistrer aussi, a 1'aide de cet appareil, les pulsations du cceur, de la caro- 

 tide ou d'un anevrysme. II est leger et facile a appliquer. 



II en est de meme du pansphygmographe de BRONDGEEST (1873). Cet appareil se com- 

 pose d'un tambour de MAREY sur la membrane duquel est colle un petit disque de bois 

 avec un bouton. Le tube pour la sortie de 1'air du tambour est mobile dans un man- 

 chon; ce tube peut etre fixS a 1'aide d'une vis. Le manchon est fixe a un support 

 metallique en forme d'etrier, qui peut etre attache a 1'aide d'un ruban. Quand le sup- 

 port est bien place, on descend le tambour jusqu'a ce qu'il exerce une pression conve- 

 nable sur 1'artere. 



L'appareil de KNOLL et GRUN.MACH est une modification de 1'appareil MATHIEU et MEU- 

 RISSE; il presente comme lui un ressort intermediaire entre 1'artere et le tambour. 



Le sphygmographe de CHAPMANN est analogue au sphygmographe direct de LUDWIG, 

 seulement le levier inscripteur est remplac6 par un tambour a air de MAREY. 



Le sphygmographe de FLEMING se compose d'un tambour avec boulon qui appuie sur 

 1'artere. Le support du tambour presente un dispositif special qui fait qu'un des rubans 

 d'attache passe sur la paume de la main, entre le pouce et 1'index. 



Le sphygmographe d'EoGREN (1889) est aussi tres simple; un tambour a bouton seule- 

 ment dont le tube de communication avec le tambour enregistreur passe dans un man- 

 chon qui se trouve a 1'extremite superieure d'une grande vis. Cette vis, qui sert de 

 support, est attachee par un ruban a 1'avant-bras. En tournaut un ecrou qui se trouve 

 en bas sur la vis, on fait monter ou descendre le tambour, et on regie par la sa 

 position sur 1'artere. 



La pince sphygmographique de LAULANIE se compose d'un tleau de balance. L'un des 

 bras du fleau appuie sur 1'artere, 1'autre est en relation avec un tambour a air. Un 

 ressort a boudin, attache au fleau de balance, permet de r6gler la pression exercee sur 

 1'artere. 



Le sphygmographe de HURTHLE (1898) est tres simple. Le support est une sorte de 

 pince dont les deux branches courbes embrassent 1'avant-bras. L'articulation de ces 

 deux branches est a charniere serree par une vis. Une des branches de cette pince sert 

 de support au tambour explorateur a air. La membrane de caoutchouc de ce tambour 

 est tres epaisse, entre elle est 1'artere radiale, il n'y a pas de ressort me'tallique. La tige 

 qui porte le bouton qui appuie sur 1'artere est fixee a la membrane. 



Le sphygmographe de MARIETTE POMPILIAN (l er modele) se compose d'un cadre-sup- 

 port, semblable a celui du sphygmographe de MAREY, qui s'attache au poignet a 1'aide 

 d'un ruban. Ce cadre supporte un levier rigide a deux bras. Le long bras du levier 

 porte le bouton qui appuie sur 1'artere et qui est relie au tambour a air. Un resssort a 

 boudin est attache au petit bras du levier. En faisant varier a 1'aide d'une vis la longueur 

 du ressort, on varie la pression exercee par le levier sur 1'artere. Un index, port6 par 

 1'extremite superieure du ressort, indique, sur une tige graduee, la valeur de la pression 

 exercee sur 1'artere. 



Le sphygmographe de MARIETTE POMPILIAX (2 e modele) se compose d'un support pour 

 le poignet. Ce support est forme de plusieurs pieces re"glables permettant d' adapter 

 1'appareil a des poignets de grosseur variable. Sur le cadre superieur du support se 

 trouve place un cadre mobile daus les directions antero-posterieures et lalerales. Sur ce 

 cadre mobile est fixee une vis qui porte le sphygmographe proprement dit, compose" 

 d'un levier rigide, muni d'un ressort a boudin et d'un tambour a air pourvu d'un dispo- 

 sitif special permeltant de t'uire varier la tension de la membrane de caoutchouc. 



