GRAPHIQUE (Methode). 



909 



II. Les pulsations de 1'artere carolide sont enregistrees a 1'aide de sphygmographes 

 dontle support presents une forme sp^ciale. 



Dans le sphygmographe carotidien d'EoGREN le support presente la forme d'un arc 

 metallique qui entoure la moitie du cou. Une des extremites de cet arc porte un petit 

 coussin sur lequel repose la nuque, 1'autre extremity porte un tambour a air. La tige 

 collee a la membrane du tambour presente un bouton qui appuie sur la region caroti- 

 dienne. Le petit coussin sur lequel repose la nuque est porte par une vis. En tournant 

 cette vis, on fait monter ou descendre le coussin, ce qui permet d'adapler 1'appareil a 

 tous les cous. 



Dans 1'appareil de HURTHLE, le support du tambour prend son point d'appui sur le 

 front. 



III. Pour enregistrcr les pulsations des veines, on peut employer tout simplement, 

 comme 1'a fait BUISSON, un petit enton- 



noir, applique sur la region qu'on veut 

 explorer, par exemple sur la region sus- 

 claviculaire quand on veut enregistrer les 

 pulsations de la jugulaire. Le petit en- 

 tonnoirest mis en relation, par 1'interme- 

 diaire d'un tube, avec un tambour enre- 

 gistreur de M.VREY. 



Le sphymograpfie veineux de FRANQOIS- 

 FRANCK se compose d'une boite a coussin, 

 sur lequel repose la nuque. Cette boite 

 forme le pied de 1'appareil; a une de ses 

 extremites est vissee une tige verticale qui 

 supporte Fexplorateur veineux. Celui-ci 

 est constitue par un petit tambour a air 

 dont la membrane tres souple supporte 

 un petit disque auquel est appendue la 

 tige exploratrice qui appuie sur la jugu- 

 laire. Une articulation a double noix per- 

 met de faire 1'application de 1'appareil 

 perpendiculairement a la jugulaire. 



B. Sphygmographes a transmis- 

 sion liquide. NACMANN a transforme le 

 sphygmometre d'HERissoN en appareil 

 enregistreur, et lui a donne le nom im- 

 propre de hcmodynamornelre. On salt que 

 le sphygmometre d'HERissoN se compose 

 d'un tube, rempli de mercure, evase a sa partie inferieure qui est fermee par une 

 membrane de parcbemin. 



Le sphygmometre enregistreur de KEYT (1874) se compose aussi d'une partie analogue 

 au sphygmometre d'Ht,RissoN. Cette partie qui repose sur 1'artere est reliee par un tube 

 plus ou moins court avec la partie mediane d'un tube horizontal. Ce dernier est recourbe 

 a une de ses extremites qui se presenle sous la forme d'un tube vertical gradue ; a 1'autre 

 il est ferme par une membrane elaslique, qui est reliee a un levier inscripteur. Tout le 

 systeme est rempli d'un liquide. KEYT, dans ses premiers appareils, employait 1'eau; plus 

 tard il a employe de 1'alcool. Les hauteurs de la colonne liquide contenue dans le tube 

 donne la mesure de la pression arterielle. Les pulsations recues par Ja membrane qui 

 ferme le petit entonnoir qui repose sur 1'artere sont transmises par 1'intermediaire de 

 la colonne liquide a la membrane qui ferme une des extremites da tube. La plume 

 enregistrante inscrit ces mouvements sur une plaque de verre enfumee, placee vertica- 

 lement et mise en mouvement par un mecanisme d'horlogerie. 



Le compound sphyymograph de KEYT se compose de deux appareils, semblables a 

 celui que nous venous de decrire, fix^s sur un meme support. Les plumes enregis- 



FIG. 139. Sphygmographe a transmission 

 do MARIETTE POMPILIAN. 



(1" mod61e.) 



