GRAPH IQUE (Methode). 915 



long de 3 a 6 pouces (8 a 16 centimetres). Une de ses extremite's s'e"vase graduellement 

 en un entonnoir. Une goutle du liquide coloree se trouve a la moitie du tube, et forme 

 V index qqi se deplace suivant les pulsations, quand I'extremit6 large du tube, ferme'e 

 par une mince lame de caoutchouc, est placee sur 1'artere. Un lacet attache 

 1'appareil au poignet. 



Le fils de POND (W. R. POND), a modifie cet appareil en elargissant le tube capil- 

 laire, en le remplissant de liquide, et en le rendant par cela semblable a 1'appareil 

 SCOTT ALISON. 



Le sphygmoscope de STEVENS (1880) se compose d'un tube de thermometre gradue, 

 long de 110 millimetres, ayant un calibre de 6 millimetres, termine a son extremite 

 inferieure par un bulbe, contenant un liquide colore qui ne peut pas passer au-dessous 

 du bulbe. Dans le tube il y a un petit index long de 2 millimetres. Au-dessous du bulbe 

 il y a une ampoule en caoutchouc tres fort, qui, quand on applique 1'instrument, 

 doit etre saisie entre le pouce et 1'index. Au-dessous de cette ampoule, il y a une 

 echelle de pression formee par un ressort a boudin, indiquant 8 hectogrammes de 

 pression. L'instrument se termine par un long disque creux, de caoutchouc tres fort, 

 presentant un diaphragme de caoutchouc a sa surface inferieure, qui s'applique sur 

 1'artere. 



L'hsemarumascope de WHITE est une sorte de sphygmoscope. II est forme d'un tube 

 recourbe en forme de trompette et libre a ses deux extremites. L/extre"niite evasee s'ap- 

 plique sur 1'artere; un petit index, forme par une goutte d'alcool colore en rouge, suit 

 les oscillations de 1'artere. 



IX. Sphygmophones. 



Les appareils qui servent i transformer les pulsations arterielles en bruits nel tement 

 perceptibles s'appellent sphygmophones. 



Quoique ces appareils ne puissent pas e"tre classes parmi les appareils enregistreurs, 

 nous aliens decrire, a titre de curiositS, quelques sphygmophones qui ne sont en 

 definitive que des sphygmographes modifies. 



Le sphygmophone de STEIN se compose d'un ressort metallique analogue a celui du 

 sphygmographe, ressort reposant par un bouton d'ivoire sur 1'artere. A chaque batte- 

 ment, le ressort souleve va buter contre une vis et ferme le courant qui arrive par le 

 ressort et sort par la vis. Un telephone mis en rapport avec 1'appareil, permet d'en- 

 tendre nettement les interruptions et les fermetures du courant. Ce sphygmophone a 

 ete modifie par DUMONT. 



Le sphygmophone de BOUDET se compose d'une plaque d'ebonite munie de deux ailettes, 

 par lesquelles on fixe 1'appareil au moyen d'un ruban. Un ressort metallique porte a 

 son extremite libre le charbon inferieur d'un microphone. Le charbon superieur est 

 suspendu a une vis, mobile entre les deux branches d'une piece, qu'on peut elever ou 

 abaisser le long d'un support a 1'aide d'une vis. Le contact des deux charbons est 

 assur6 a 1'aide d'un morceau de papier replie. Une deuxieme lame metallique, placee 

 parallelement au-dessous de la premiere, porte un bouton explorateur qui presse sur 

 1'artere; sa pression est regle'e par une vis. Des bornes melalliques communiquar... avec 

 les charbons servent a fixer les extremites d'un circuit dans lequel on intercalo une 

 pile et le telephone recepteur. Chaque pulsation de 1'artere se trouve ainsi transformee 

 en un bruit nettement perceptible. 



SOMMER a fait aussi d'interessantes recherches sur la transformation de la pulsation 

 en son. 



Ill 

 Card iograp hie. 



Les appareils destines a etudier }es mouvements du coeur par la methode graphique 

 s'appellent cardiographes ; les traces des mouvements du coeur s'appellent cardio- 

 grammes. 



