918 GRAPHIQUE (MSthode). 



par un poids qui permet de graduer exactement la pression exerce"e sur le coeur de 

 grenouille. Le poids est mis dans un plateau accroche par un fil qui passe sur une 

 poulie; ce fil est attache a une des branches de la pince. 



GILARDONI (1901), dans son myographe a poids variable pour 1'etude des conditions 

 mecaniques de la systole ventriculaire, a employe un poids cylindrique, section tres 

 grande, qui flotte sur un bain de mercure. 



GILARDONI a construit aussi un myographe a ressort de torsion. En agissant sur ce 

 ressort au moyen d'un fil attele a un levier tres leger et orient^ d'abord 4 pres de 

 180 degres de la direction de la force, le deplacement angulaire de ce levier produit 

 une augmentation de la resistance du ressort proportionnellement a Tangle decrit. 



Le cardiographe de LEGROS et ONIMUS consiste en deux tiges verticales supportees par 

 une branche horizontale, et entre lesquelles se trouve saisi le coeur. L'une des tiges 

 est fixe, 1'a.utre est mobile autour d'un axe a pivot; cette derniere est reliee par sa partie 

 superieure au levier enregistreur du myographe de MAREY. Quand le coeur augmente de 

 volume dans le sens transversal, 1'extremite superieure de la tige mobile entraine le 

 levier du myographe qui trace une courbe ascendante sur le cylindre enregistreur. 



Get appareil s'applique aussi aux animaux a sang chaud, si Ton pratique la respi- 

 ration artificielle. 



FREDERICQ a modifie la pince myographique delMAREY de maniere a pouvoir introduire 

 une des branches a 1'interieur du coeur et a saisir entre ses mors la paroi du ventricule 

 suivant 1'epaisseur de celle-ci. Les deux branches de la pince sont mobiles sur une tige 

 support. Une des branches est constitute par une tige de laiton pleine terminee par une 

 petite plaque circulaire de 20 millimetres de diametre. Cette branche est introduite 

 dans le coeur par Fauricule et est poussee a travers 1'orifice auriculo-ventriculaire. La 

 branche qui s'applique a 1'exterieur est terminee par une capsule exploratrice a air 

 dont le bouton qui appuie sur le ventricule est support^ par un ressort qu'on pent 

 approcher ou eloigner du tambour. 



VIBERT et VERDIN (1892) ont modifie les cuillerons de la pince cardiaque de MAREY, en 

 ont perfectionne la mise au point, et ont fait en sorte que le cardiographe puisse aussi 

 bien enregistrer les mouvements du coeur sur une surface horizontale que sur une sur- 

 face verticale. 



La, pince cardiaque de LUIGI d'AMORE enregistre les mouvements du coeur sur une 

 surface verticale. 



Parmi les cardiographes ressemblant plus ou moins a la pince cardiaque de MAREY, 

 citons encore 1'appareil de PORTER. 



6) L 'etude des contractions cardiaques d'un cceur en place (in situ} a 1'aide de la 

 methods de la, suspension a etc faite par LANGENDOHFF (1884), ENGELMANN (1892) et BOTTAZZI. 

 Voici le proced6 employe : 



La grenouille etant mise sur le dos, on fait, dans la region cardiaque, une fenetre 

 d'un centimetre carre environ, on ouvre le pericarde, et on met dans le coeur un crochet 

 d'ivoire, de metal ou de verre, a une distance d'un millimetre et demi environ de la 

 pointe. Ce crochet est attache par un fil a un levier dispose de telle sorte que le poids 

 ou le ressort qui agit sur lui tende a le tirer vers le haut, tandis que les contractions 

 cardiaques tendent a le ramener vers le bas. 



Le levier d'ENGELMANN etait long de 12 centimetres ; il avait deux bras de 6 centi- 

 metres chacun. A 1'extremite d'un de ces deux bras il y avait un poids; a rextre"mit6 de 

 Fautre, une plume inscrivante d'aluminium. Le levier presentait plusieurs trous pour 

 1'attache du fil portant le crochet. On pouvait ainsi varier ramplification des traces. Un 

 poids d'un gramme, mobile sur le levier, permettait de varier la resistance du levier 

 aux mouvements. 



Pour inscrire les mouvements du coeur de la grenouille a 1'aide de la methode de la 

 suspension, BRODIE (1902) a construit un levier, a deux bras, extremement leger, fait par 

 un fetu de paille et avec une plume en papier fixee a son long bras. La pointe du coeur 

 est accrochee au petit bras du levier. L'axe du levier est forme par une aiguille qui se 

 meut, avec le moins de frottement possible, entre les rainures d'un support a deux 

 bras. Une petite lame-ressort appuie sur 1'axe. 



c) ROY et ADAMi(1890) ont enregistre directement et simultanement les contractions 



