920 



GRAPHIQUE (Methode). 



tion saline. Dans le bras libre de ce tube il y a un flotteur enregistreur. Le cceur possede 

 denx canules, 1'une dans le sinus veineux, 1'autre dans 1'aorte, pour la circulation arti- 

 ficielle ; 1'une de ces canules est en relation avec le rase qui contient la solution nutrr 

 tive (du s6rum defibrine par exemple). Quand le cceur est en diastole, et que son 

 volume augmente, le liquide du manometre, et avec lui le flotteur, monte ; c'est le 

 contraire pendant la systole. Les variations de hauteur du manometre indiquent les 

 diverses phases de 1'activite du coeur. 



Le tube mamonetrique, au lieu d'avoir un llotteur, peut etre relie avec un tambour 

 enregistreur. 



Le recipient du co3ur est place dans un bain a temperature conslante. 



MARET (1875) a place le cosur dans un recipient plein d'air ; cet espace clos commu- 

 niquait par un petit tube avec un tambour enregistreur. 



Dans 1'appareil d'ensemble employe par MAREY pourfaire la circulation artificielledu 



ni 



FIG. 148. Cardio-plethysmographe de FICK et BLASIUS. 



cceur, et pour inscrire simultanement les variations du volume, de la pression et du 

 debit, le recipient du cceur est forme par un tube en U dont 1'une des branches, celle 

 dans laquelle se trouve place le cceur, est large, et 1'autre etroite ; cette derniere pre- 

 sente un renflement qui, par un lube en caoutchouc, communique avec le tambour qui 

 enregistre les variations de volume du cceur. 



Le liquide arrive dans le cceur sous pression constante, grace a un vase de MARIOTTE ; 

 il entre dans le cceur par une canule de WILLIAM. 



FRANCOIS-FRANCK (1877) a place le cceur dans un tube plein d'huile. Le liquide est 

 plus avantageux que 1'air ; c'est meme une tres mauvaise condition pour mesurer les 

 changements de volume d'un organe, que de le placer dans 1'air, celui-ci absorbant 

 par son elasticite une grande partie des variations de volume. 



L'appareil de ROY (1878) se compose d'un vase plein d'huile dans lequel le cceur est 

 place. Un petit tube vertical est adapte a la paroi inferieure du vase; dans ce tube, un 

 petit piston peut se deplacer verticalement; pour que le liquide ne coule pas entre Jes 

 parois du tube et celles du piston, une mince membrane est attachee aux bords du tube 



