GRAPHIQUE (Methode). 927 



les pulsations cardiaques sur une plaque verticale raise en mouvement par un meca- 

 nisrae d'horlogerie. 



Dans le cardiographs de ZADEK, les pulsations cardiaques sont transmises, par 1'inter- 

 mediaire d'une pelote qui appuie sur le thorax, a une petite capsule recouverte d'une 

 membrane de caoutchouc, et de la par un tube de caoutchouc a une seconde capsule. 

 Sur la membrane de cette derniere capsule, repose une perle de verre, laquelle est fixee 

 a une tige verticale qui met en mouvement le levier inscripteur. Tout le systeme est 

 rempli d'eau. 



II. Chez les animaux. Pour enregistrer les pulsations cardiaques de petits 

 animaux, MAREY a construit un cardiographe a deux tambours conjuguc's. 



Deux tambours a air semblables, contenant a I'inte'rieur chacun un ressort a boudin, 

 sont fixes aux extremites de deux branches d'une sorte de pince articulee au moyen 

 d'une charniere. Chacun des tambours presente un tube qui s'ouvre dans un tube en Y, 

 dont la branche unique aboutit a un tambour enregistreur de MAREY. Get appareil est 

 place de telle sorte que la charniere s'applique sur la ligne mediane du corps de 1'animal. 

 Le thorax du lapin ou du cobaye est compris entre les deux tambours comme entre 

 les mors d'une pince. Un lien jete autour du corps de 1'animal est fixe par un bout a 

 chacun des tambours au moyen d'un crochet. 



Sur le modele de 1'appareil de MAREY, D'ARSONVAL a fait construire par VERDIN un 

 explorateur du coeur du lapin a glissiere. Les branches de cet appareil out des fentes qui 

 servent de glissieres aux tambours explorateurs, ce qui permet a ces derniers de se 

 rapprocher des extemites au centre, et par consequent de saisir des thorax de toutes 

 dimensions 



Le cardiographe direct a aiguille de LAULANIE (1889) se compose d'un tambour a air 

 de MAREY, dont la membrane est mise en relation avec 1'extremite superieure d'une 

 aiguille coudee a angle droit. Cette aiguille pnetre dans la cavite thoracique d'un 

 chien, dans la region precordiale. Le support du tambour est fixe sur un disque raetal- 

 lique, ouvert au milieu pour laisser passer 1'aiguille; ce disque est place sur la paroi 

 thoracique et y est attache par des agrafes ou des liens elastiques. 



Le cardiographe de BARDIER (1897) pour le coeur du lapin, se compose de deux par- 

 ties : la premiere, c'est 1'appareil de contention du thorax; elle se compose de deux arcs 

 metalliques articules; a 1'extremite d'une branche est menagee une ouverture pour 

 1'exploration precordiale. La deuxieme partie, c'est le tambour d'exploration fixe par 

 un support sur la branche gauche de 1'appareil de contention. Le tambour est mobile 

 dans tous les sens grace a une articulation a billes constitue de la fac,on suivante : deux 

 billes, une fixee au support, 1'autre au tambour, sont serrees par une pince. La mem- 

 brane du tambour presente un bouton ou une aiguille qui appuie sur la region prcor- 

 diale. 



C. Cardiopneumographie. CERADINI a construit un hemothoi'acoyraphe et 

 LANDOIS un cardio-pneumographe, en se basant sur le fait suivant, observe par VOIT et 

 LOSSER : 



La diminution de volume du coeur, a chaque contraction ventriculaire, determine 

 une rarefaction de 1'air intra-pulmonaire, de sorte que si Ton suspend la respiration, la 

 glotte etant ouverte, il se produit a chaque systole un passage d'air du dehors dans le 

 poumon. II est facile de rendre evident ce courant d'air et de 1'enregistrer. II suflit 

 pour cela de tenir entre les levres un tube de caoutchouc communiquant avec un tam- 

 bour a levier. 



LANDOIS a mis en evidence ce courant d'air en se servant des flammes manometriques, 

 comme 1'avaient fait aussi GERHARDT et KLEMENSIEWICZ. 



FREDERICQ a inscrit les mouvements du coeur en introduisant une sonde dans 1'ceso- 

 phage. Cette sonde, munie a une de ses extremites d'une ampoule, communique par 

 1'autre avec uu tambour a levier enregistreur. 



I). Cardioradiographie. -- La radiographie a ett'- appliquee al'etude des variations 

 de volume du cceur par ZUNTZ et SCHUMBURG (Arch. f. Phys., 1896, p. o50), BOUCHAUD 

 (Soc. de Biol., 1898, p. 95 , etc. 



