GRAPHIQUE (Methode). 



de bois cylindrique qui les traverse en Icur centre). Les variations du courant produites 

 par les ebranlements des contacts du microphone servent a exciter un 61ectro-aimant. 

 En face de ce dernier est dispose un tambour a air ferme par une membrane elastique 

 'paisse et fortement tendue, sur laquelle est fixee une lame de fer actionnee par 1'electro- 

 aimant; les variations de pression dans la capsule sont inscrites par un tambour enre- 

 gistreur. On peut aussi faire agir le microphone sur un telephone. 



HOLOWLNSKI a re'ussi, vers 1895, a instituer une methode entit>rement automatique 

 pour photographier les bruits du cuour. 



Le principe de cette methode repose sur ce fait que la tension periodique des val- 

 vules est non seulement synchronique avec les vibrations sonores des bruits stethosco- 

 piques, mais aussi avec les secousses mecaniques (ebranlements) qui raccompagnent 

 en se propageant sur toute la surface du thorax. Ces secousses sont directement insen- 

 sibles a 1'oui'e (a cause de leur petite frequence; mais on les sent souvent sous la pression 

 du doigt et on les voit par la reflexion d'une mire sur un miroir applique a tous les 

 points du thorax. 



Pour fixer photographiquement les instants de ces secousses, HOLOWIXSKI a employe 

 un appareil qui comprend 

 quatre organes princi- 

 paux : 



1 Un microphone 

 perfectionne, applique 

 sur la surface du cceur ; 



2 Un telephone opti- 

 que, excite par le micro- 

 phone, et dont le dia- 

 phragme produit les an- 

 neaux colores de NEWTON ; 



3 Un systemeoptique 

 pour eclairerles anneaux 

 et en reflechir 1'image 

 reelle, inverse et agran- 

 die, sur une elroite fente 

 verlicale; 



4 Un cylindre, enve- 



loppe par un papier tres sensible, qui lourne derriere la fente de la chambre photo- 

 graphique. 



Examinons chacune de ces parties separement : 



I. Le microphone (a contacts de charbon et platine) est fixe, par 1'entremise d'un 

 axe de rotation, sur le support d'un cardiographe a transmission aerienne, et Ton regie 

 rapideraent la sensibilite voulue de 1'instrument, en 1'inclinant plus ou moins autour 

 de son axe, par rapport a la direction verticale. De plus, 1'amplitude des vibrations 

 microphoniques peut <Hre amortie a 1'aide d'une spiralc, qui permet d'eliminer 1'effel 

 des secousses accidentelles et plus faibles au profit des ebranlements plus forts, synchro- 

 niques avec les bruits. Kn commencant par la sensibilite minimum du microphone, et en 

 I'augmentant successivement, on entendra : (a) d'abord les deux bruits si faiblement 

 que 1'application immediate de 1'oreille au telephone devient alors ne"cessaire; (b) puis, 

 le premier bruit s'entend a distance, tandis que le second ne Test pas encore; (c) les 

 deux bruits sont assez forts pour etre percus a grande distance ; (d) enfin le rylhme des 

 bruits devient de plus en plus indistinct et est accompagne de trepidations accidentelles 

 (interruptions momentanees du courant). 



La phase (c) de la regulation convient seule pour la photographic des deux bruits, et 

 elle est maintenue indefiniment, une fois reglee, tant que le microphone ne change pas 

 son inclinaison par rapport a la verticale. Les commencements des sons telepboniques 

 sont alors nets et precis et coincident exactement avec 1'auscultation simultane'e d'un 

 stethoscope. Le diaphragme du telephone accomplit des vibrations sonores qui d6passent 

 souvent O mm ,0002 pour le premier bruit et sont generalement moindres pour le second 

 bruit. 



FIG. 151. Microphone de HCRTHLE. 



DICT. DE PHYSIOLOGIE. TOME VII. 



