GRAPHIQUE (Methode). M31 



du telephone oplique), ne donne pas des mesures aussi exactes, a cause de 1'inertie el 

 du frottement de la colonnc mercurielle, dont 1'iniluence cst manifesto pour les 

 secousses rapidement repetees. 



c) En remplac.anl, dans 1'experience (a), le microphone par un tambour de MAHKV, 

 dont on louche periodiquemenl la membrane, on constate le synchronisms en Ire Irs 

 signaux de 1'eleclro-aimanl el les commencements des secousses aeriennes, lorsque le 

 levier du cardiographe est suftisammenl amorti. 



d) Le telephone optique, grace a la minime inertie de son diaphragme et ;i 1'ampli- 

 lude microscopique de ses mouvements, amortis par laviscosite de 1'air, domic des 

 indications pratiquement exactes pour 1'inscription chronometrique des commence- 

 ments des bruits cardiaques, separes d'ailleurs par d'assez longues intermillences; 

 d'autre part, la frequence, la phase, 1'intensite et le timbre de 1'onde perrue par le mi- 

 crophone, sont alors evidemmenl el completement changes. 



IV. -- Enregistrement des mourements des valvules. 



CHAUVEAU (1894), pour determiner sur les Iraces la position du second bruit du coeur, 

 a introduit chez le cheval, par la carolide, un explorateur electrique du mouvemenl 

 des valvules sygmoides, el il a enregistre ces mouvements en regard des traces cardio- 

 graphiques. Voici la description du dispositif de CHAUVEAU : 



Une sonde metallique a double courant est munie de deux ampoules cardiogra- 

 phiquus du type de 1'ampoule ordinaire. Ges deux ampoules sont separe'es par un espace 

 de 3 centimelres environ. Leur disposition est telle que 1'une peul etre placee dans le 

 venlricule gauche, 1'autre reslanl dans Paorle au-dessus de ces memes valvules. Alors 

 1'etranglemenl qui separe les deux orifices occupe le centre meme de 1'orifice aortique. 

 La, cetle partie de 1'appareil est tanlot libre, tantot serree par les valvules, suivant que 

 1'orifice esl ouverl ou ferme. Sur eel etranglement on a dispose un contact eleclrique 

 qui s'etablit ou se rompt par le jeu d'une etroile lame elastique faisant office d'un 

 ressort flexible. Le circuit electrique est forme par 1'armature metallique de la sonde 

 el par un fil isole inclus dans la cavite externe de celle-ci. Ce fil esl soude a une pelile 

 plaque de platine egalemenl isolee, centre laquelle vient s'appuyer I'extremit^ libre du 

 ressorl, garnie d'une petite pointe de plaline. DCS pinces exterieures servent a meltre 

 dans le circuit une pile et un signal e'lectro-magnetique qui marque toutes les ouver- 

 lures el loules les fermetures du circuil, delerminees par le jeu des valvules. 



IV 

 Plethysmographie. 



Les appareils a 1'aide desquels on fail 1'enregistremenl des variations de volume des 

 membres et des organes s'appellent des plcthysmographes (7:XrjOua[j.o'? -= accroissement - 

 ypa^rj = ecriture). 



Les variations de volume sonl determinees par les variations de la quanlite de sang 

 que les organes conliennent. 



On sail que, pour mesurer le volume d'un corps, on le plongc dans un liquide el on 

 mesure le volume du liquide deplac6. Cetle mothode, dont 1'invention apparlient a 

 ARCHIMEDE, s'applique aussi en physiologie. 



Des observalions anciennes, celles de SWAMMERIUM par exemple, onl monlr<' que si 

 un membre, ou 1'extremite d'un membre, est renferme dans une espace plein d'eau, 

 espace qui communique avec un tube egalement plein d'eau, la colonne liquide conle- 

 nue dans ce tube presenle des oscillalions. 



POISEUILLE (1829) a vu que, si Ton place une grosse arlere de cheval dans un appareil. 

 a deplacement liquide, il exisle une elevalion du niveau du liquide a cliaque implusion 

 du co3ur ou a chaque diaslole arlerielle. Au conlraire, il y a un abaissemenl du niveau 

 du liquide aux momenls ou le co3ur se repose et quand le sang s'evacue par les veines. 



