GRAPHIQUE (Methode). 935 



2) Le plethysmOgTaphe digital de HALLION et COMTE (1894) est destine a explorer les 

 variations de volume d'tin doigl. II comprend deux modules : 



Le modele a ampoule seiiti-ritjide so compose d'un doigt de gant on caoutchouc, 

 volnmineux, de forme eylindrique, a parois epaisses de I inillimMre an moins, el, par 

 consequent, assez resistantes a la deformation. Ce duigl dt- ^ant est clos a sa base pai 

 un diaphragme perce d'un orilice central, orifice sur lequel s'in?ere un tuyau de caout- 

 chouc. An tour du doigt de gant il y a line gaine de lissu souple, mais inex (fusible : 

 cuir, drap ou toile. Si le doigt inlroduit entre 1'ampoule et la paroi semi-rigide vient a 

 augmenter de volume, il ne peut le faire qu'en deprimant la paroi de 1'ampoule; s'il 

 diminue de volume, la paroi de 1'ampoule, en vertu de son 61asticite, le suit dans son 

 retrait; dans le premier cas, la cavite de 1'ampoule est resserree; elle est dilatee dans 

 le second. En reliant un tambour de MAREY au tube, on inscrit ces variations. 



On peut aisement, pourvu que la gaine exterieure soit assez ample, introduire dans 

 cet appareil deux doigts ensemble. On peut aussi pourvoir a la fois plusieurs doigts de 

 plethysmographes appropries, et collecter les indications, en faisant converger leurs 

 tubes en un tube unique. Enfin, on peut tenir 1'ampoule entre. les doigts reunis en 

 c6ne, et coiffer ce cone d'une gaine inextensible (BIXET et COURTIER). 



Le modele a valves elastiques n'etant plus employe a 1'exploralion du volume des 

 doigts, mais a 1'exploration des variations de volume d'une foule d'organes, nous le 

 decrirons plus loin, dans le paragraphs consacre specialement a la plelhysmographie 

 des organes. 



POSTMA (1904) a photographic les indications donnees par 1'appareil de HALLION et 

 COMTE de la faeon suivante. Les pulsations du pletyhsmographe sont transmises a un 

 petit manometre a eau. Dans la branche libre du manometre, se trouve place un petit 

 llotteur surmonte d'un disque de papier qui intercepte partiellement les rayons d'une 

 source lumineuse qui tombcnt sur un microscope. Un enregistreur photograpliique se 

 trouve place' devant 1'oculaire. 



3) Pour faire 1'etude des changements de volume des pattes du cbien, WERTUEIMER 

 (1884) s'est servi d'un systeme d'a'mpoules conjuguees. 



La plupart des appareils plethysmographiques a air peuvent etre pourvus d'une 

 ampoule. -- Dans ce cas, an lieu dc relier directement la cavite du plethysmographe 

 a un tambour enregistreur de MAREY, on la relie a la cavite d'une ampoule de caout 

 chouc pareille au spliygmoscope de CHAUVEAU et MAREY, et on enregistre les variations 

 de volume de cette ampoule, qui sont elles-memes commandees par les variations de 

 volume de 1'organe explore. Ce disposilif permet d'exercer sur 1'organe des compres- 

 sions assez fortes, ce qui est parfois utile. 



4). Pour faire la plethysmographie de la lanyue, voici comment on precede 

 (HALLION) : 



Deux planchettes ayant a pen pres la largeur de la langue sont plac6es, 1'une sur la 

 face superieure de la langue; 1'autre, echancree en arriere pour laisser place au frein 

 de la langue, repose sur la face inferieure. Deux gouttieres longitudinales sont creu- 

 sees sur la face inferieure de la planchette superieure; deux ampoules de caoutchouc, 

 a paroi un pen resistante, sont logees dans ces goutlieres. Deux cordons relient Irs 

 deux plaques de bois. -- Suivant le volume de 1'animal, 1'appareil est plus ou moins 

 grand. -- Si la crete longitudinale me"diane de la plaque superieure est assez saillanle, 

 on pent comprimer la langue suivant son raphe, et en isoler uinsi les deux moities 

 1'une de 1'autre. 



Le plL'thijstitogi'aphc labial se compose d'une pince dont les mors peuvent r-lre 

 rapproches ou ecartes a volonte a 1'aide d'une vis de rappel. A rexlremilt' 1 de chnqin 1 

 mors, et suivant une direction perpendiculaire a celle des branches de la pince, sc 

 Irouve lixee une valve a paroi elastique. Les deux valves se regardent par la concavite 

 de leurs gouttieres. Elles sont legerement inclinees 1'une sur 1'autre, de telle sorte qin- 

 leurs bords sup6rieurs, qui repondent au bord de la levre, se rejoignent presque ; landis 

 c[ue leurs bords inferieurs conservent un eoartement sufiisanl pour ne pas comprimer 

 la base meme de la levre au point d'enlraver la circulation. 



Les ampoules du plelhysmographe labial, romme cellos du pldthysniographe lin- 

 gual, sont mises en communication avec des tambours nirr-islreurs de MAHKY. 



