GRAPHIQUE (Methode). !i'l 



vemenls du liquide clans le lube. Le lube avail 3 a 4 millimetres de diametre, el i:> ;'i 

 20 centimetres de longueur. II etait pourvu d'un robinet. On le plac.ait derriere une 

 elroite fente faite dans la paroi d'une chambre obscure; un ecran avec une aulre IVntc 

 etait place en face du tube. Les rayons qui traversaient la portion du tube pleino d'air 

 elaient interceptes par la reflexion interne; une ligne lumincuse represenlait sur la sur- 

 face sensible les oscillations de la colonne d'eau. 



Tachographie. 



A. Methode indirecte. -- Une simple construction geomefrique nous permet de 

 tracer, d'apres la courbe des variations de volume ou plethysmogramme, la courbe des 

 variations de la vitesse du sang, le tacfiogramme. 



En effet, 1'inclinaison de la courbe du plelhysmogramme, a un moment determine, 

 represenle la vitesse avec laquelle s'est fait le changement de volume a ce moment-la, 

 c'est-a-dire, la vitesse avec laquelle le sang penetre dans un membre. Pour mesurer la 

 pente de la courbe plethysmographique, on trace une tangente a cette courbe, et on 

 mesure la tangente trigonometrique de Tangle que la tangente a la courbe fait avec Taxe 

 des abscisses. La valeur ainsi obtenue represente 1'ordonnee de la courbe de la vitesse 

 au moment considere. -- En faisant des constructions analogues pour differents points 

 de la courbe des variations du volume, on obtieut differents points de la courbe des 

 variations de la vitesse. C'est ainsi qu'ont precede FICK, KATZENSTEIN, etc. 



B. Methode directe. I. On peutconnaitre la vitesse du sang en mesurant le volume 

 de sang ecoule d'une arlere dans un temps donne. Cetle methode a ete employee dans 

 le laboratoire de LUDWIG. 



Pour enregistrer la vitesse du sang, il sufiit d'enregislrer le volume du sang ecoule. 

 Pour cela on recoit le sang dans une bouteille, pleine d'une substance anticoagulante, 

 qui est mise en communication avec un tube en U, dont 1'une des branches est pourvue 

 d'un flotleur enregistreur. A mesure que du sang penetre dans la bouteille, du liquide 

 en sort et va dans le tube en U. Connaissant le calibre du tube, il est facile de conuailre 

 la valeur des ordonnees en volume. 



Cetle methode n'est applicable que dans le cas oil Ton ne craint pas les grandes 

 pertes de sang. - - Pour des recherches prolongees, LUDWIG a construit un appareil 

 appe!6 Stromuhr. 



HURTHLE a construit recemment un appareil enregistreur de la vitesse du sang base 

 sur le principe de Tappareil de LUDWIG (transforms par TIGERSTEDT). Dans cet appareil, 

 le sang penetre dans un cylindre par le fond et en sort par la surface superieure pour 

 aller dans un tube, et de la dans 1'artere. Dans le cylindre, qui est une sorte de corps 

 de pompe, le sang qui enlre et le sang qui en sort sonl separes par un piston. Ce 

 piston est mis en mouvement par le passage du sang. Les mouvements du piston 

 equilibre" sont transmis a un levier enregistreur au moyen d'un (II qui relie le piston 

 au levier. 



II. Pour mesurer la vitesse du sang, VIERORDT (1858) a imagine" un appareil appele 

 Hemotachometre. Cet appareil se compose d'une cage reclangulaire dont les parois 

 opposees sont formees par des glaces transparenles. Le sang penelre dans celte boite 

 par un ajutage situe d'uu cote, et en sort par un autre ajutage situe du colt; oppose. 

 Dans son passage a travers la boite, le sang fait devier un pelit pondule a boule d'argenl. 

 Celte boule est munie de deux pointes qui touchent sans frottement les deux glaces; on 

 pent ainsi voir les mouvements du pendule, malgrr 1'opacite" du sang. La vitesse du 

 sang est dounee par la deviation du pendule, qu'on mesure a 1'aide d'un cercle gradut'. 



Plus tard, VIERORDT a enregistre les mouvemenls du pendule de son tacbomelre de 

 la fagon suivante : il imitait les mouvements du pendule avec la main. Les mouvements 

 de ce pendule exterieur ^taient enregistres facilement. 



