942 



GRAPHIQUE (Methode). 



Le precede de VIERORDT est mauvais, parce que toutes les pieces qui le constituent 

 presentent une grande inertie. 



L'hdinodromoyraphe de CHAUVEAU (1858) est construit sur le meme principe que 

 1'appareil de VIERORDT; mais il lui est superieur, parce qu'il n'a pas une grande inertie. 



Get appareil se compose d'un tube metallique qu'on intercale sur le trajet d'une 

 arlere. Ce tube presente une sorte de fenfire fermee par une membrane de caoutchouc. 



n 



m , 



k 



FIG. 155. Hdrriodromographc do CHAUVEAU ct LORTET. 



Une longue aiguille traverse cette membrane; 1'extremite de raiguille qui est dans 1'in- 

 terieur da tube est terminee par une petite plaque; 1'extremite de la longue branclie 

 exterieure de 1'aiguille se termine par une plume enregistrante. Le sang, en traver- 

 sant le tube, deplace la palette de 1'aiguille. Les deviations de 1'aiguille sont propor- 

 tionnelles a la vitesse du sang. 



La fig. 153 represente, d'apres LORTET, cet appareil (1/3 grand, nat.). La section du 

 tube metallique est en ; ; la membrane de caoutchouc en m; en p c'est la palette de 

 1'aiguille n; en s le support du tube. 



V hemodromographe a transmission de CHAUVEAU est base sur le meme principe que 



1'appareil precedent. A part le changement apporte 

 par la mise en relation avec la membrane d'un 

 tambour a air, cet appareil, represente par la fig. 156, 

 presente enplusquelques changements. La mem- 

 brane de caoutchouc m n'est plus appliquee sur une 

 fenetre du tube pc qu'on introduit dans 1'artere; 

 mais sur I'ouverture superieure d'un tube qui en- 

 toure 1'aiguille n. Ce dernier tube esl mobile sur 

 le tube pc, ce qui perrnet 1'arrangement de 1'appa- 

 reil et 1'introduction de la palette pi. Le sang, en 

 traversant le tube pc, agit exclusivement sur la pa- 

 lette, parce que I'ouverture qui separe les deux 

 tubes perpendiculaires 1'un a 1'autre est une fente 

 tres etroite, permettant seulement les mouvements 

 de 1'aiguille. -- Un tube lateral, qui n'est pas repre- 

 sente sur la figure, permet le nettoyage de 1'appareil 

 et 1'introduction d'une substance anticoagulante 

 dans le tube qui entoure 1'aiguille. -- Le tambour k 

 communique avec un tambour enregistreur. 



Etant donnees les dimensions de cet appareil (le 

 tube qu'on introduit dans 1'artere presente un dia- 

 metre de 6 millimetres, et une longueur de 4 a 

 o centimetres), on ne peut s'en servir que pour 

 1'etude de la vitesse du sang dans les arteres carotides du cheval. 



FRANgois-FRAxcK (1890), pour etudier la vitesse du sang dans les jugulairesdu cheval, 

 a remplace la membrane de caoutchouc par une lanielle de baudruche assouplie par 

 I'eau glj r c^rinee. 



Pour etudier la vitesse du sang chez le chien, FRANCOIS-FRANCE a implante dans la 

 paroi de Partere une aiguille, et il en a enregistre les mouvements. De cette faQon il 

 avail un hemodromographe rudimentaire dans lequel le tube de 1'appareil etait repre- 

 senle par la paroi arte"rielle meme. 



111. CYBULSKI a construit un appareil appele photohemotachomelre, base sur le prin- 

 cipe des tubes de PITOT : Deux tubes verticaux, dont les extremites inf^rieures tournees 



FIG. 156. Hcmodromographc a 

 transmission do CHAUVEAU. 



