794 GRAPH 1QUE (Methode). 



La designation de Chronographe montre que i'appareil auquel elle s'applique sert a la 

 mesure des durees. 



En face de taut de noms divers, on pourrait croire que les appareils qu'ils designent, 

 different beaucoup entre eux. Ce serait une illusion. Tous les appareils que nous decri- 

 vons sous le nom donne par leur inventeur, sont en principe identiques ; ils sont tous 

 constitues soil d'une surface cylindrique animee d'un mouvement de rotation, soil d'une 

 plaque ou d'une league bande de papier animee d'un mouvement de translation. Sur ces 

 surfaces on peut iuscrire des durees et des phenomenes de toutes sortes, contractions 

 musculaires, pulsations arterielles, etc. Done chaque appareil est a la fois chronographe, 

 kymographion, myographion, pansphygmographion, phonautographe, polygraphe. 



Dans uotre classification des appareils enregistreurs nous ne tiendrons pas comptede 

 leur nom special, mais de la forme de la surface sur laquelle se fait 1'enregistrement. 



I. - - Appareils enregistreurs a bande de papier sans fin. 



A. Les cylindres enregistreurs se composent essential lenient d'un cylindre metal- 

 lique, place horizontalement ou verticalement, anime d'un mouvement de rotation. 

 On peut faire tourner le cylindre soil a la main, soit a 1'aide d'un poids, soil a 1'aide 

 d'un mecanisme d'horlogerie, soit enfm a 1'aide d'un moteur, electrique ou autre. 



I. Comme exemple de cylindre enregistreur tres simple, citons le cylindre phonauto- 

 graphique de SCOTT et KOENTG qui est analogue au cylindre sur lequel THOMAS YOUNG 

 (1807) a enregistre les vibrations d'un diapason. 



Get appareil se compose d'un lourd cylindre de cuivre jaune, long de 23 centimetres 

 environ, ayant un perimetre de 560 millimetres, place sur un axe horizontal en forme 

 de vis. Get axe repose sur un support fixe sur une planchette de bois. Quand Ton fait 

 tourner 1'axe qui supporte le cylindre, a 1'aide d'une manivelle, le cylindre tournant se 

 deplace le long de son axe. De cette facon, une pointe inscrivante fixe tracerait sur la 

 surface du cylindre une spirale. 



Le Myographion de WESTIEN se compose d'un cylindre vertical, dont 1'axe presente a 

 la partie inferieure une roue dentee. Une vis tangente engrene avec cette roue; un ressort 

 special fait appuyer la vis sur la roue. En tournant la vis, on fait tourner le cylindre. 



Apart ces deux appareils que nous venons de decrire,il en existe beaucoup d'autres, 

 aussi simples, qu'on trouve dans les catalogues de tous les constructeurs. 



II. Parmi les appareils enregistreurs dont le cylindre est mis en mouvement par la 

 chute d'un poids, citons d'abord le Kymographion de LUDWIG (1847). Get appareil, qui est 

 le premier appareil enregistreur employe en physiologic, se compose d'un cylindre ver- 

 tical, d'une serie de roues dentees qui engrenent avec Taxe du cylindre, d'un poids atta- 

 che par une corde enroulee sur une gorge de 1'axe et d'un pendule qui regularise les mou- 

 vements du rouage provoque par la chute du poids. --Tout I'appareil est place sur une 

 grande table support a trois pieds. A cette table se trouve fixe le manometre enregistreur 

 de la pression du sang. 



Le myographion de IlELMHOLTz(1852) se compose d'un cylindre en verre (cy) reconvert 

 de noir de fumee, place verticalement, et mis en mouvement par la chute d'un poids. 

 Un mecanisme d'horlogerie et un pendule (pe) regularised les mouvements ,de rotation 

 du cylindre. La vitesse de rotation du cylindre peutetre variee de la fac.on suivante : sur 

 1'axe du cylindre se trouve place un volant (s, s) a la face inferieure duquel sont fixees 

 deux ailettes (fl, fl) qui plongent dans un espace annulaire plein d'huile ; en variant la 

 position des ailettes, on varie la vitesse de rotation du cylindre. La vitesse maximum de 

 rotation du cylindre est telle qu'un millimetre de surface represenle 0", 00192 seconde. 



Du Bois REYMOND a modifie I'appareil de HELMHOLTZ de facon & avoir une vitesse de 

 rotation plus grande : un millimetre par 0", 00044, en donnant des dimensions plus 

 grandes au cylindre trop petit de HELMHOLTZ. Le cylindre de Du Bois REYMOND faisait 

 15 tours par seconde. 



FICK (1882) a employe le dispositif suivant pour imprimer a un cylindre un mouve- 

 ment de rotation uniforme a 1'aide de la chute d'un poids : un cylindre de cuivre tres 

 lourd, ayant un metre de circonference, est fixe sur un axe d'acier. Sur le meme axe, 



